SÉANCE DU 28 JUILLET 1903. 



451 



est certainement atteinte par le nouveau dispositif de MM. Van den 

 Broeck et Rahir. 



Cet appareil fait l'objet de quelques objections présentées par cer- 

 tains membres, notamment au sujet de la couleur à donner au petit 

 dispositif utilisé comme base de perception et à propos de l'équation 

 personnelle constituée par l'œil de l'examinateur. 



M. Van den Broeck, qui a tenu compte de chacune d'elles, les 

 rencontre successivement et fait connaître les raisons sur lesquelles 

 M. Rahir et lui se sont appuyés en cette circonstance. Les expériences 

 faites permettent, comme il a été dit plus haut, de considérer comme 

 très accessoire l'équation personnelle et les qualités visuelles de l'ob- 

 servateur, ainsi que l'influence variable de l'éclairage extérieur. 



A Vair libre, on doit évidemment éviter aussi bien le soleil qu'une 

 ombre très accentuée. Il faut placer l'appareil verticalement, face à la 

 lumière diffuse émanant d'un espace libre suffisamment développé, et 

 dans ces conditions, on peut constater que si l'on est à même d'éviter 

 l'action directe des rayons solaires aussi bien qu'une certaine obscurité 

 en région d'ombre, les lectures successives, faites par des observateurs 

 différents, ayant des vues très diverses, et réalisées avec des inten- 

 sités d'éclairage différentes, donneront lieu à une très remarquable concor- 

 dance de résultats dans l'obtention des mesures, chiffrés en demi-centi- 

 mètres sur le tube de l'appareil. 



Pour ce qui concerne les couleurs adoptées par MM. Rahir et Van 

 den Broeck pour le trèfle émaillé servant de visée (noir, blanc et gris, 

 respectivement pour chaque feuille du trèfle), c'est après de multiples 

 essais avec des couleurs et nuances diverses qu'elles ont été adoptées, et 

 il est à remarquer que ce sont des teintes fixes, faciles à obtenir par- 

 tout, rigoureusement identiques à elles-mêmes, et d'entre toutes, ce sont 

 celles qui ont donné les résultats les plus avantageux. La disparition 

 dans l'eau trouble affecte successivement le gris (très rapidement devenu 

 invisible à faible distance), puis le noir et enfin le blanc, qui reste très 

 persistant, même au travers des eaux fort troubles. 



Ce qui est intéressant à rappeler, c'est que le tholomètre peut en même 

 temps servir de fïuorescope très sensible, à peu près équivalent, à ce 

 point de vue, au dispositif Trillat-Marboutin. 



La description détaillée de l'appareil sera fournie, avec figures à 

 l'appui, pour les Mémoires, aussitôt qu'après un complément d'expé- 

 riences et d'essais nouveaux la constitution définitive de certains 

 détails de l'instrument pourra être établie et les instructions données 

 au constructeur. 



