— 88 — 



employer concurremment des pendules verticaux et des pendules hori- 

 zontaux, chaque catégorie étant préierable pour une nature déterminée 

 de vibrations. Dans le cas d'un pendule vertical lourd, la masse du 

 pendule, grâce à son inertie, n'est pas entraînée par le petit mouve- 

 ment qui survient. Mais ce mouvement affecte le support auquel 

 l'appareil est suspendu. Si donc, entre le pendule et le bâti du support, 

 on a ménagé un contact suffisamment sensible, ce mécanisme de contact 

 se mettra à osciller; s'il s'agit d'un pendule horizontal léger, c'est le 

 pendule lui-même qui, butant par un pivot d'agate contre une pointe 

 métallique très fine, fixée à son support, entrera en oscillation quand 

 la pointe, secouée avec le sol qui porte la suspension, éprouvera un 

 léger déplacement. 



De toutes manières, les mouvements qui surviennent peuvent être 

 enregistrés automatiquement avec une précision extrême. Il suffit de 

 s'arranger pour que, à l'aide d'une combinaison de miroirs, ces mou- 

 vements déplacent l'image d'une source lumineuse, envoyée par ces 

 miroirs sur une bande de papier photographique, qui se déroule grâce 

 à un mouvement d'horlogerie. Alors, sur cette bande, au lieu du trait 

 continu et régulier qui correspond à l'absence de toute agitation, on 

 observe des zigzags plus ou moins compliqués, selon l'importance et la 

 nature des secousses. Enfin, comme la façon dont le pendule est monté 

 lui interdit d'osciller suivant une certaine direction, de sorte que les 

 secousses affectant cette direction ne seraient pas enregistrées, on a 

 soin, dans les observatoires bien outillés, de juxtaposer deux et même 

 trois pendules identiques, dont les orientations ont été conjuguées de 

 façon à ne rien laisser échapper. 



Les noms de MM. von Rebeur Paschwitz, Ehlert, Milne, Gray, Gra- 

 blowitz, Vicentini, Agamennone, Darwin, etc., sont attachés à ces 

 divers perfectionnements. Les rapports de l'Association britannique, 

 ainsi que les Beitrage zut Geophysik, contiennent des notes pleines 

 d'intérêt sur les précautions que réclame l'installation des appareils, 

 ainsi que sur les dimensions qu'il faut leur donner pour que la période 

 d'oscillation qui leur est propre diffère autant qu'il convient de celle 

 des vibrations du sol à l'enregistrement desquelles ils sont destinés. 

 Nous renverrons à ces publications ceux qui seraient curieux d'en con- 

 naître davantage, recommandant aussi, dans le même but, un travail 

 de M. Albin Belar, directeur de la station sismologique de Laibach, en 

 Carniole (1). 



(1) Ueber Erdbebenbeobacfitung und die Erdbebenwarie in Laibach. Laibach, 1898. 



