SÉANCE DU 18 MARS 1902. 



451 



tion que le distingué professeur et inventeur reprend aujourd'hui, avec 

 l'aide du D r Contarini, qui a succédé au regretté D r Pacher dans la 

 direction du service sismographique. 



Les instruments que comporte l'Institut sont les suivants : 4° Un 

 grand microsismographe de Vicentini à deux composantes horizontales 

 et à pantographe; son pendule a 40 ra ,68 et un poids de 400 kilo- 

 grammes, sa période d'oscillation est de 6", 3, et l'amplification de 92; 

 le papier enfumé a une vitesse de 24 millimètres à la minute; 2° Un 

 microsismographe à trois composantes; son pendule vertical a 4 m ,5 

 avec une masse de 400 kilogrammes; le pendule horizontal a une lon- 

 gueur de 4 m ,50 avec une masse de 45 kilogrammes; les amplifications 

 sont respectivement 90 et 450; le papier a une vitesse de 8 mm ,5 à la 

 minute; 3° L'appareil ordinaire; deux composantes horizontales que 

 le D r Pacher avait cherché en dernier lieu à modifier en augmentant 

 la longueur du levier enregistreur, ce qui ne paraît pas avantageux, 

 d'après le professeur Vicentini. La salle dans laquelle ces instruments 

 sont installés est malheureusement située au premier étage de l'Institut 

 de Physique, ce qui est évidemment des plus préjudiciables à leur bon 

 fonctionnement. Le professeur Vicentini, auquel on doit tant d'appa- 

 reils sismographiques si ingénieux et si estimés à l'étranger, n'a pu, 

 dans sa propre ville, réussir à les installer dans des conditions nor- 

 males; à Trieste, à Pola, on a construit pour les disposer des piliers 

 reposant directement sur le sol; dans ces derniers temps cependant, 

 grâce au recteur de l'Université, le professeur Nasini, il a pu obtenir 

 l'usage d'une salle souterraine dans laquelle il compte installer, si 

 les ressources ne lui font pas défaut, des appareils de comparaison. 

 Toute cette installation a, en effet, été faite à ses propres frais et sans 

 le moindre subside de l'État. 11 en est résulté que les étrangers ayant 

 adopté les appareils Vicentini et les ayant installés dans de bonnes 

 conditions en ont retiré, avant l'inventeur lui-même, des tracés sismo- 

 graphiques parfaits que celui-ci ne peut encore obtenir. Il y a là une 

 situation qui est vraiment regrettable pour un homme de science auquel 

 on doit tant. 



Le Bulletin sismographique de Padoue ne consiste pas en une simple 

 nomenclature des mouvements sismiques enregistrés avec la seule indi- 

 cation des principales phases, comme la plupart des Bulletins actuelle- 

 ment publiés, mais en une véritable étude descriptive de chacun d'eux. 

 Les deux numéros parus contiennent les sismes de janvier à et y com- 

 pris avril 4902. Eue Lagr. 



