464 



ANNEXE A LA 



G. Guglielmo (de Cagliari). — Description d'un appareil aver- 

 tisseur de la présence du grisou, du gaz d'éclairage ou 

 de vapeurs inflammables dans l'air. (Archives néerlandaises 

 des sciences exactes et naturelles, série II, t. VI, pp. 555-562 ; La Haye, 

 1901.) 



Les appareils construits jusqu'ici pour déceler dans l'air la présence 

 d'un gaz inflammable ayant tous leurs désavantages, l'auteur a tâché 

 d'en construire un nouveau, qui avertit, au moyen d'une sonnette élec- 

 trique, à une distance quelconque. 



Or l'instrument, bien connu en physique sous le nom de baroscope, 

 se compose d'une balance assez sensible, chargée d'un côté d'un poids 

 massif et de l'autre d'une sphère creuse en laiton. Le volume de cette 

 dernière étant de 1 litre, elle éprouve dans l'air une poussée de l^ l ',2, 

 dans le méthane de 0^,67; la différence est donc de O r ,53, ou de 

 5 mgr ,3, si à l'air vient se mêler 1 °/ 0 de méthane ou de grisou. 



On peut placer de pareils instruments dans les endroits suspects, ou 

 bien l'ouvrier peut en emporter un pour examiner une galerie aban- 

 donnée quelconque. 



Un désavantage consiste dans le fait que la sphère creuse s'abaisse 

 aussi ensuite d'une diminution de pression barométrique ou d'augmen- 

 tation de température. La dernière ne change que lentement, mais la 

 première assez vite. 



L'auteur y a remédié en faisant usage d'une sphère creuse qui est 

 en communication avec l'air extérieur au moyen d'un tube capillaire 

 suffisamment long (enroulé en spirale par exemple). De cette manière, 

 l'air intérieur peut se mettre en équilibre avec l'extérieur, mais la 

 diffusion avec le grisou est autant que nulle ; ce que l'auteur a contrôlé 

 par plusieurs expériences. 



Au lieu de ce tube, on peut encore se servir d'un tube court, non 

 capillaire, replié en U et se terminant par un petit entonnoir, contenant 

 une goutte de liquide non volatil et sans action sur l'air (mercure, 

 nitro-benzol, chinon, etc.). 



Il faut prendre soin de faire en sorte que le plan du tube en U soit 

 perpendiculaire à l'axe du fléau, autrement le déplacement de la goutte 

 ferait varier l'inclinaison du fléau. 



Une autre manière encore pour compenser les effets de la variation 

 de température et de pression sur la sphère creuse fermée, serait d'at- 

 tacher au fléau un thermomètre à air, contenant une colonne du liquide 

 mentionné ci-dessus. La construction d'une balance, trébuchant avec 



