120 J. B0SS0HA. LES DETERMINATIONS DES TEMPERATURES, ETC. 



dans les recherches de M. Regnault. Une étude plus spéciale 

 de la question m'a maintenant conduit à quelques conclusions, 

 qui ne me paraissent pas dépourvues d'intérêt. 



Dans les trois séries d'observations x, y et z exécutées par 

 M. Regnault avec son grand appareil , à des températures élevées , 

 la détermination de la température de la vapeur a eu lieu au 

 moyen de l'observation simultanée du thermomètre à air et des 

 deux thermomètres à mercure n° 0 et n° 10. Les indications des 

 thermomètres à mercure n'ont toutefois servi qu'à calculer une 

 formule et à tracer une courbe, qui expriment la tension de la 

 vapeur en fonction de la température donnée par ces instruments. 

 M. Regnault dit d'ailleurs avec raison: „Cette formule a moins 

 d'importance que la précédente; elle n'est utile que pour relier 

 entre elles les observations que j'ai faites par rapport à ce ther- 

 momètre ; mais elle ne peut avoir aucune valeur absolue , car un 

 observateur ne sera jamais certain que son thermomètre à 

 mercure s'accorde rigoureusement avec ceux qui ont servi dans 

 mes expériences." 



Les résultats universellement admis de M. Regnault reposent 

 donc uniquement sur les observations du thermomètre à air. Mais il 

 est facile de se convaincre que les températures déduites des 

 indications de cet instrument dépendent à leur tour , dans chaque 

 série, d'une seule et même mesure, savoir, la détermination du 

 point fixe du thermomètre à air. La tension que l'air possède dans cet 

 appareil , à la température de l'eau bouillante, est employée comme 

 facteur de réduction constant pour toutes les autres observations 

 de la même série. La valeur de cette tension est déterminée par la 

 hauteur du baromètre et par celle du manomètre. Or, à la page 69 

 de son Mémoire sur la dilatation des gaz M. Regnault dit: 

 „Je ne crains pas d'exagérer en posant en fait, qu'on ne peut 

 pas répondre d'une mesure barométrique à plus de ^ de 

 millimètre , quelque perfectionnés que soient d'ailleurs les appareils 

 de mesure." Cela est sans doute aussi applicable aux mesures 



') Mémoires de l'Académie des Sciences de l'Institut de France, T. XXI. 



