126 J. BOSSGBA. LES DÉTERMINATIONS DES TEMPERATURES, ETC. 



L'accord des nombres inscrits dans les deuxième et troisième 

 colonnes est des plus remarquables. Pour les deux tiers des 

 observations la différence ne dépassse pas les cinq centièmes de 

 degré. Les écarts de 0,08 ou plus sont rares, et l'examen des 

 circonstances dans lesquelles ils se présentent fournit une nouvelle 

 confirmation de l'exactitude des observations de M. Regnault et 

 de la justesse des corrections calculées. 



En effet , dans la série x , M. Regnault , pour deux observations 

 faisant partie du même groupe, n'a ordinairement noté qu'une 

 seule fois la température du thermomètre à air. Dans les séries 

 y et z, au contraire, on trouve généralement la température du 

 thermomètre à air mentionnée pour chaque observation en par- 

 ticulier. Maintenant il est digne de remarque que les trois groupes 

 d'observations de la série y (12 , 28 et 31) , où manque l'indication 

 du thermomètre à air, sont précédés ou suivis d'observations 

 dans lesquelles les différences sont plus grandes que pour d'autres. 

 Or l'absence de l'annotation du thermomètre à air , lorsque cette 

 annotation était adoptée comme règle , fait soupçonner un trouble 

 survenu dans l'observation ou un dérangement daus l'appareil. 



La même remarque s'applique aux groupes d'observations 

 38 — 39 et 40 — 44 de la série z. Ce sont les seuls de cette série 

 qui soient précédés ou suivis d'une observation dans laquelle 

 l'indication du thermomètre à air fait défaut. Ici il est probable 

 que cette lacune tient à un dérangement du thermomètre à air, 

 qui est mentionné par M. Regnault, dans une note, à la fin de 

 la série, page 572. On y lit ce qui suit: 



„Nota. Entre les expériences 46 et 47, une petite fuite s'est 

 déclarée à un des joints du thermomètre à air; on y a porté 

 remède immédiatement , mais le thermomètre ayant perdu quelques 

 bulles d'air, sa graduation n'était plus exacte. Il a été facile 

 de trouver la correction sans interrompre les expériences, etc." 



L'écart en moins du thermomètre à air dans les quatre groupes 

 précédents ferait présumer que déjà alors un peu d'air s'était 

 échappé. Après que la correction a été appliquée, on voit le 

 thermomètre à air marcher pendant quelque temps d'accord avec 



