J. BOSSCHA. LES DÉTERMINATIONS DES TEMPÉRATURES, ETC. 129 



être considérés comme une nouvelle preuve à l'appui de la 

 proposition que j'ai développée antérieurement , savoir, que les 

 observations avec le thermomètre à mercure en cristal, entre 0° 

 et 100°, exigent toutes une correction. Il en résulte, comme le 

 montre immédiatement la représentation graphique de M. Kessler, 

 des écarts assez importants, qui, à 50°, atteignent 0°,12pourle 

 résultat moyen des observations, et 0°,24 pour quelques-unes 

 prises isolément. 



M. Regnault a construit, au moyen des observations simultanées 

 du thermomètre à air et du thermomètre à mercure en cristal de 

 Choisy-le-Roy, une petite table de correction, destinée a ramener 

 les indications de ce dernier instrument à celles du thermomètre à 

 air. Cette table se trouve à la page 371 , T. XXVI. Lorsque, avec 

 son secours , on opère la réduction , on trouve , entre les nombres 

 réduits et ceux fournis directment par le thermomètre à air , des diffé- 

 rences qui dépassent 0°,10 pour près de la moitié des observations, 

 et qui s'élèvent à 0°,22 et 0°,26 pour plusieurs d'entre elles. L'inter- 

 polation graphique, dont M. Regnault s'est contenté , est évidem- 

 ment insuffisante pour cette réduction, tandis que le tableau 

 donné ci-dessus, p. 124 et 125, montre avec quelle exactitude 

 l'hypothèse , que la marche du thermomètre à mercure en cristal est 

 représentée par une parabole, s'adapte aux observations. 



Archives Néerlandaises, T. VII. 



9 



