LA DETERMINATION DE VOLUMES VARIABLES D'AIR, ETC. 295 



paru, lorsque je commençai à y réfléchir, la partie la plus diffi- 

 cile du problème. On verra ci-dessous de quelle manière simple 

 il y a été satisfait. 



Description du physomètre. 



L'appareil auquel j'ai donné le nom de physomètre , et qui a 

 été construit sur mes indications par M. H. Olland, fabricant 

 d'instruments à Utrecht, est représenté, au dixième de sa gran- 

 deur réelle, sur la planche VIII, fig. 1. A est un grand verre 

 cylindrique, un flacon ordinaire à large col, de 63 centimètres 

 de hauteur et de 20 centim. de diamètre intérieur. Sa capacité 

 totale est d'environ 20 litres. Ce verre repose entre trois arrêts , — 

 dont un seul se voit dans la figure, en a, — sur un disque de 

 bois B servant de base, lequel est porté par trois pieds légère- 

 ment dirigés en dehors , et dont deux sont pourvus de vis calantes 

 (bb). Le col du flacon a un bord large de 3 centimètres, qui a 

 été dressé à l'émeri , et sur lequel repose un disque circulaire de 

 verre à glace (c), épais de 1 centimètre. Cette grande épaisseur 

 est nécessaire, comme on le comprendra mieux tantôt, pour em- 

 pêcher autant que possible la flexion du verre sous l'influence 

 de la pression qu'il a à subir. 



Pour rendre la jonction parfaite, on enduit les deux surfaces 

 de verre d'un peu de sain-doux ou d'un mélange de cire jaune 

 et d'huile d'olive, et on fixe ensuite solidement la plaque de 

 verre au moyen d'un anneau de fer (d) qu'on place dessus, eu 

 interposant un anneau de caoutchouc ou de cuir , qui permet 

 d'exercer une forte pression sur la plaque sans courir le danger 

 de la briser. Cet anneau de fer, dont le diamètre est un peu 

 plus petit que celui de la plaque de verre , est vu par en haut , 

 en d, dans la fig. 2. Il présente trois saillies (eee) , placées à 

 des distances égales et pourvues chacune d'un trou. Ces trois 



