296 P. HART1NG. LE PHYSOMETRE , NOUVEL INSTRUMENT POUR 



trous servent à relier l'anneau au support, par l'intermédiaire 

 de trois tringles en fer fixées sur ce dernier, et dont seulement 

 deux (gg) sont visibles dans la fig. 1 , la troisième étant cachée 

 par le flacon. En posant l'anneau sur la plaque de verre, on a 

 soin que les trous des saillies embrassent les extrémités des 

 tringles. Chacune de ces extrémités est munie d'un filet de vis, 

 et au moyen des écrous ff l'anneau , et par suite la plaque de 

 verre, peut être pressé fortement, de manière que l'appareil soit 

 hermétiquement fermé tout le long du bord du flacon. 



La plaque de verre présente quatre ouvertures. 



L'ouverture du milieu (fig. 2 h) est destinée à recevoir des 

 tubes de jauge en verre de différents calibres, dont la fonction 

 est de mesurer , par le soulèvement ou l'abaissement de la colonne 

 d'eau à leur intérieur, la dilatation ou la contraction du contenu 

 du flacon. Pour rendre facile la substitution d'un tube à l'autre, 

 chacun d'eux est fixé à une douille en laiton munie d'un filet 

 de vis, qui s'adapte à un écrou du même métal , hermétiquement 

 scellé dans l'ouverture de la plaque de verre. 



Les tubes de jauge que j'ai employés jusqu'ici ont un diamètre 

 d'environ 1,5 à 4 millim. Je reviendrai plus loin sur la manière 

 dont on détermine exactement leur section intérieure. 



La mesure de la hauteur de l'eau dans le tube se fait à l'aide 

 d'une échelle divisée en millimètres (p) , qui se place derrière le 

 tube. Cette échelle est fixée sur un morceau rectangulaire de plomb 

 (fig. 2 q) , de sorte que, posée sur la plaque de verre, elle a 

 une stabilité suffisante, tout en pouvant être enlevée avec la plus 

 grande facilité lorsque l'appareil doit être rempli. 



De chaque côté de l'ouverture du milieu il y a une ouverture 

 latérale (fig. 2 iï). Sur celles-ci sont fixées de petites boîtes en 

 laiton de 3,5 centim. de hauteur, dont la garniture d'étoupes 

 laisse passer les tiges de laiton m et n (fig. 1), qu'on peut y 

 faire monter ou descendre sans que la fermeture cesse d'être her- 

 métique. Ces tiges, tirées d'un même bout de fil de laiton 

 écroui, ont une épaisseur parfaitement égale, de 3,6 millim. 

 En longueur elles mesurent 64 centim., c'est-à-dire un peu plus 



