LA DÉTERMINATION DE VOLUMES VARIABLES d'AIR , ETC. 297 



que la hauteur du flacon. Chacune d'elles est munie à l'extrémité 

 supérieure d'un bouton à bord crénelé, et à l'extrémité inférieure 

 d'un filet de vis auquel peuvent être adaptés les appareils dont 

 il sera question ci-dessous. 



Il est clair que si l'une de ces tiges s'abaisse dans l'eau qui 

 remplit le flaeon, et que l'autre s'élève d'une quantité précisément 

 égale, le niveau de l'eau dans le tube de jauge o restera inva- 

 riable. Ces abaissements et élévations sont mesurés par un index 

 (fig. 1 rr), porté à l'extrémité supérieure de chaque tige et pou- 

 vant y tourner horizontalement, lequel index monte et descend 

 avec la tige le long d'une échelle divisée en millimètres (s s). 

 Chacune de ces deux échelles est fixée, comme celle du milieu, 

 sur un pied mobile en plomb (fig. 2 s s), de sorte qu'on peut à 

 volonté les enlever ou les replacer sur la plaque. 



Pour faire maintenant que les mouvements des deux tiges soient 

 parfaitement concordants, le bouton de chacune d'elles est muni 

 par en haut d'un petit anneau ou œillet. Ces œillets sont saisis 

 par deux petits crochets, fixés aux extrémités d'un fii de cuivre 

 rouge (tt)j lequel passe dans la gorge d'une poulie en zinc u, 

 dont le diamètre est égal à la distance qui sépare les deux tiges. 

 Cette poulie est portée par le cadre en bois vwxy, qui est soli- 

 dement encastré dans des mortaises du pied en bois sur lequel 

 repose le flacon, et qui est relié en outre, par de petits bras 

 transversaux zz , à deux des tringles en fer. Par suite de ces 

 dispositions , si l'on appuie sur le bouton d'une des tiges , de manière 

 à la faire descendre, l'autre tige montera, — à condition que le 

 fil de cuivre soit bien tendu sur la poulie, — d'une quantité pré- 

 cisément égale. 



Si l'on veut employer, comme il est parfois nécessaire, chaque 

 tige séparément, on fait un peu remonter l'une d'elles, jusqu'à 

 ce que le fil ne soit plus tendu, et on dégage alors les crochets 

 des œillets qui les retiennent. 



La quatrième ouverture (fig. 1 et 2 en /) de la plaque de verre 

 se 'trouve au côté tourné vers le spectateur, à 4 centimètres du 

 bord. Elle a un diamètre de 23 millim. C'est par là qu'on verse 



