LA DÉTERMINATION DE VOLUMES VARIARLES d'AIR, ETC. 299 



une petite poche en caoutchouc remplie d'air, ayant été introduite 

 dans la corbeille, on dispose celle-ci au fond du flacon, de telle sorte 

 que , lorsque la plaque de verre traversée par les tiges de laiton est 

 appliquée sur le bord du flacon, la plaque de laiton c (fig. 4) vienne 

 se placer juste au-dessus de l'ouverture elliptique de la corbeille, 

 en laissant un espace intermédiaire d'une couple de millimètres. 

 On remplit alors l'appareil d'eau , en s'y prenant comme il sera 

 dit ci-dessous. La vessie natatoire tend naturellement à s'élever 

 dans le liquide, mais elle en est empêchée par la plaque de laiton, 

 contre laquelle l'eau la presse. Vient-on alors à faire exécuter un 

 demi-tour au bouton de la tige , la vessie natatoire , devenue libre , 

 monte immédiatement , et en même temps la dilatation de l'air 

 intérieur détermine une ascension énergique de l'eau dans le tube 

 de jauge. Pour rendre cette ascension visible à distance , on peut 

 verser préalablement sur l'eau du flacon, par l'ouverture centrale 

 qui reçoit le tube de jauge, quelques gouttes d'un liquide de cou- 

 leur foncée. 



Disposition et emploi du physo*mètre pour les 

 déterminations voluménométriques. 



L'appareil qui vient d'être décrit, bien qu'encore assez compliqué, 

 est d'un emploi très simple et très facile. Toutefois, pour en obtenir des 

 résultats méritant confiance, il faut observer plusieurs précautions, 

 qu'il ne sera peut-être pas inutile de mentionner avec quelque détail. 



Quoique le physomètre puisse rendre de bons services dans beau- 

 coup d'autres recherches, où il s'agit de mesurer exactement des 

 volumes variables, nous nous bornerons ici essentiellement à son 

 emploi comme instrument destiné à l'étude des changements qui 

 ont lieu dans la vessie natatoire des poissons. 



Le première condition, dans toute expérience qu'on peut se pro- 

 poser de faire avec cet instrument, c'est que la plaque de verre 

 ferme parfaitement l'ouverture du flacon. J'avais cru d'abord que 



