LA DÉTERMINATION DE VOLUMES VARIABLES D'AIR , ETC. 



301 



de manière que la ligne des trois ouvertures corresponde aux 

 montants v x et w y du cadre en bois. Cette position est nécessaire 

 pour prévenir toute torsion qui pourrait être communiquée aux 

 tiges , dans leur mouvement ascendant et descendant, par l'inter- 

 médiaire du fil de cuivre tt passant sur la poulie u. 



Après qu'on a placé sur la plaque l'anneau de caoutchouc ou 

 de cuir et l'anneau en fer, et qu'on a serré ce dernier au moyen 

 des écrous, l'appareil doit être empli d'eau. 



Pour exécuter convenablement cette opération , de façon qu'il reste 

 aussi peu d'air que possible attaché sous forme de bulles aux 

 parties internes de l'appareil, et pour éviter aussi de charger 

 l'ouverture de la plaque de verre d'un grand et lourd entonnoir , 

 dont la pression pourrait aisément lui devenir fatale, j'emploie 

 l'entonnoir représenté dans la fig. 5 a, qui a la forme d'un cône 

 oblique, afin de ne pas heurter le tube de jauge o quand on 

 l'introduit dans l'ouverture /, et qui est en même temps assez 

 grand pour recevoir une quantité d'eau considérable. Le col de 

 l'entonnoir a une longueur suffisante pour atteindre le fond du 

 flacon , et sa largeur est telle qu'on peut le faire passer à travers 

 les mailles du treillis de la cage. L'entonnoir est suspendu dans une 

 ouverture de la planchette b, qui glisse le long du montant en 

 bois c et peut être arrêtée par la vis de pression d. Quand on 

 veut procéder à remplissage, on commence par faire avancer la 

 base e du support sous le pied du physomètre , assez loin pour que 

 l'ouverture de la planchette se trouve juste au-dessus de l'ouverture 

 de la plaque de verre. C'est seulement alors qu'on met l'entonnoir 

 en place et qu'on verse l'eau dans l'appareil. Il est à peine 

 besoin de dire que l'eau employée doit contenir une proportion 

 suffisante d'oxygène, et que par conséquent l'eau de rivière mérite 

 la préférence. 



Une condition essentielle, toutefois, c'est que toute trace d'air libre 

 soit chassée de l'eau qui occupe l'appareil. Si l'introduction de l'eau 

 a été faite avec les soins prescrits , il reste rarement quelques bulles 

 d'air dans les parties profondes du flacon. Lorsqu'on en découvre 

 sur l'un ou l'autre point, il est facile de les détacher et de les 



\ 



