302 P. HARTING. LE PHYSOMETRE , NOUVEL INSTRUMENT POUR 



faire monter, en s'aidaut d'un fort fil de fer, assez long pour 

 toucher le fond du flacon, et recourbé à angle droit près de l'ex- 

 trémité, sur une étendue de quelques centimètres. A cette partie 

 recourbée on fixe une petite plume, qui sert en quelque sorte à 

 balayer les bulles d'air. 



Mais, quelques soins qu'on ait apportés à l'introduction de 

 l'eau, il reste toujours une certaine quantité d'air sous la plaque 

 de verre. On peut, il est vrai, la réduire à un minimum en 

 donnant à la plaque, au moyen des vis calantes bb , une position 

 bien horizontale; mais presque jamais on ne réussit , par la simple 

 addition d'eau après que l'entonnoir a été enlevé, à expulser l'air 

 complètement. Pour y parvenir, on est obligé d'imprimer à l'appa- 

 reil, sur ses trois pieds, les mouvements convenables pour que 

 les bulles encore existantes arrivent au-dessous de l'ouverture 

 et là s'échappent au dehors. Ici également, la plume attachée à 

 l'extrémité du fil de fer recourbé peut rendre des services. Les 

 mouvements de bascule, dont il est question, n'ont d'ailleurs 

 aucune espèce d'inconvénient, parce qu'ils s'exécutent avant que 

 le tube de jauge et les échelles soient placés sur la plaque de 

 verre , tandis que le flacon lui-même , grâce aux montants de fer 

 gg et aux arrêts a, est si solidement établi sur son pied, qu'il 

 n'a absolument rien à craindre. 



La nécessité, toutefois, d'avoir une entière certitude au sujet 

 de l'expulsion complète de l'air, est précisément le motif pour 

 lequel une plaque de verre, qui est transparente, mérite la pré- 

 férence sur une plaque de cuivre ou de quelque autre métal, à 

 travers laquelle on ne pourrait pas voir s'il reste encore çà ou 

 là des bulles d'air. 



L'appareil ayant été ainsi rempli avec les soins convenables, 

 et un des tubes de jauge étant vissé sur l'ouverture centrale, on 

 place dans l'ouverture / le bouchon de caoutchouc a (fig. 3) , avec 

 son thermomètre b, mais, pour commencer, sans la baguette de 

 verre c. Par l'ouverture destinée à celle-ci, peut alors s'écouler 

 l'eau en excès. Lorsque ensuite on y ajuste la baguette , l'eau monte 

 dans le tube de jauge jusqu'à la hauteur qu'on désire lui donner. 



