304 P. HARTING. LE PHVSOM ETRE , NOUVEL INSTRUMENT POUR 



mercure par un petit entonnoir à col très effilé, ou par un tube 

 de verre étiré en pointe très déliée : les bulles d'air adhérentes 

 à la paroi sont ensuite éloignées à l'aide d'un fil de fer mince 

 et droit, qu'on fait monter et descendre dans le tube. Mais pour 

 des tubes très étroits, par exemple de 1 millim. de largeur, ce 

 procédé ne réussit plus, et il faut alors trouver un autre moyen. 

 Or il est parfaitement suffisant d'exécuter la détermination 

 en question, avec l'exactitude voulue, pour un seul des tubes. 

 Au moyen de celui-ci, la mesure peut ensuite être reportée en quel- 

 que sorte sur l'une des tiges m ou n. Il n'y a, pour cela, qu'à 

 savoir à quelle hauteur l'eau s'élève chaque fois dans le tube 

 de jauge , lorsqu'une des tiges est successivement enfoncée d'une 

 longueur de dix ou de cinq centimètres. Dans mon appareil, chaque 

 longueur de 5 centimètres d'une des tiges correspond à une capa- 

 cité de 510,6 millim. cub., de sorte que chaque millimètre de 

 longueur équivaut à 10,212 millim. cub. Ceci une fois déterminé , 

 jl est facile de trouver aussi pour tout autre tube jaugent, sans 

 recourir à de nouvelles et laborieuses pesées , le facteur par lequel 

 la hauteur de la colonne d'eau doit être multipliée pour donner 

 le volume de cette colonne et par conséquent la capacité du tube. 



Dans les mesures qu'on effectue avec le physomètre, la tempé- 

 rature de l'eau exerce naturellement une influence perturbatrice. 

 L'appareil entier est un gigantesque thermomètre, et une faible 

 augmentation ou diminution de la température de l'eau qu'il 

 contient produit une ascension ou une dépression considérable de 

 la colonne d'eau dans le tube de jauge. A l'origine, j'avais même 

 craint que cette influence perturbatrice ne fût assez grande pour 

 affecter notablement l'exactitude des déterminations. Mais l'expé- 

 rience m'a appris que cette crainte n'était pas fondée et qu'avec 

 quelques précautions on pouvait se mettre complètement à l'abri 

 de cette cause d'erreur. 



Lorsqu'on a besoin d'une mesure très exacte , comme par exemple 

 pour déterminer, de la manière ci-dessus indiquée, la capacité 

 des tubes de jauge, le mieux est d'attendre jusqu'à ce que l'eau 



