306 P. HARTING. LE PHYSOMETRE , NOUVEL INSTRUMEiNT POUR 



En dépit de son épaisseur considérable et de son installation solide , 

 celle-ci fléchit ou se soulève légèrement , ce qui a pour conséquence 

 que l'eau marque un peu trop bas dans le tube de jauge , et cela 

 d'autant plus, que la colonne d'eau dans le tube est plus élevée. 

 Mais cette cause d'erreur peut aussi être facilement évitée. On 

 connaît en effet la grandeur de la force avec laquelle l'eau est 

 pressée contre la plaque de verre. Cette force est égale au poids 

 d'une colonne d'eau ayant pour base la surface interne de la plaque 

 au-dessus du bord du flacon , et pour hauteur la hauteur occupée 

 par l'eau dans le tube. Le poids de cette colonne d'eau se laisse 

 donc calculer , et tout ce qu'il reste à faire, c'est de placer un 

 poids égal sur la plaque , afin de neutraliser la pression de l'eau 

 par une pression contraire. 



Toutefois , il est encore plus facile et plus simple de déterminer , 

 une fois pour toutes, la grandeur de l'influence que la pression 

 péut exercer , en plaçant des poids sur la plaque de verre , et voyant 

 de combien l'eau s'élève dans le tube par l'effet de cette charge. 

 Il est alors aisé de calculer, pour chaque position de l'eau dans 

 le tube, ce qu'on doit ajouter à la hauteur mesurée de la colonne 

 pour avoir la hauteur vraie. Ainsi, pour l'appareil dont je me sers, 

 j'ai trouvé qu'un poids de 6 kilogrammes, placé sur la plaque de 

 verre, produit un exhaussement de 3 millim. dans l'un des tubes 

 de jauge, et de 6,5 millim. dans un autre plus étroit. Or l'ou- 

 verture du flacon mesure 314 centimètres carrés , de sorte que cha- 

 que hauteur de 100 millim. de la colonne d'eau dans le tube cor- 

 respond à 3,14 kilogrammes de pression. Pour trouver la hauteur 

 vraie de la colonne mesurée , il faut donc augmenter celle-ci de 

 1,6 p. c. pour l'un des tubes, et de 3,4 p. c. pour l'autre. 



Une fois qu'on connaît la capacité des tubes de jauge employés , 

 les dilatations ou contractions de la vessie natatoire, sous 

 l'influence des pressions variables de la colonne d'eau qui pèse 

 sur le poisson, se laissent exprimer directement en nombres. 

 Mais on peut essayer d'aller encore plus loin et de calculer, au 

 moyen des différences trouvées et en se fondant sur la loi connue 



