310 P. HARTING LE PHYSOMETRE , NOUVEL INSTRUMENT POUR 



une ascension ou une descente, c'est-à-dire a, s'élevait à 200 mm. 



La distance de l'ouverture du verre dans sa position la plus 

 élevée jusqu'au zéro de l'échelle, c'est-à-dire b, était de 155 mm. 



La hauteur du baromètre était de 763,4 millim. 



La densité de l'eau contenue dans le physomètre était de 1,0005. 



La valeur du facteur k , pour la partie utilisée du tube , s'éle- 

 vait à 8,002. 



La valeur moyenne de h i est 109 millim. ; cellle de h 2 s'obtient 

 en ajoutant à la moyenne des plus grandes hauteurs de l'eau dans 

 le tube de jauge, savoir 230,6 mm. , la correction 1,9 mm. , valeur 

 de l'abaissement subi par la colonne d'eau en raison de l'accrois- 

 sement de la pression de l'eau contre la face inférieure de la 

 plaque de verre; h 2 devient alors 232,5 mm. 



A l'aide de ces données, on trouve par le calcul un volume 

 d'air de 145,6 centim. cub., ce qui ne diffère que très peu du 

 vrai volume de Fair contenu dans le verre. 



Toutefois, en exécutant avec le même verre d'autres détermi- 

 nations, où a variait de 200 à 370 mm., b de 155 à 310 mm., 

 et h 2 — h l , de 120 à 246 mm., j'ai reconnu que l'accord entre le 

 volume vrai de l'air et le volume trouvé par le calcul est loin 

 d'être toujours aussi satisfaisant que dans le cas précédent. Les 

 résultats du calcul ont été: 



Différence d'avec le volume vrai. 



139,76 centim. cub. — 6,11 centim. cub. — 4,2 p. c. 



142,12 „ „ - 3,74 „ „ - 2,6 



143.22 „ „ - 2,65 „ „ — 1,8 



143.23 „ „ - 2,64 „ „ - 1,8 

 143,54 „ — 2,33 „ „ — 3,3 

 145,60 „ „ - 0,27 „ „ - 0,2 

 146,72 „ „ + 0,85 „ „ 4- 0,6 



D'après cela, bien que dans chaque série expérimentale parti- 

 culière les différences entre les diverses déterminations ne dépassent 

 pas 2 p. c. , de sorte que l'erreur probable des chiffres moyens 



