312 P. HARTING. LE PHYS031ETRE, NOUVEL INSTRUMENT POUR 



que la paroi de la vessie natatoire exerce sur l'exactitude des 

 résultats. 



A cet effet, le volume de la vessie natatoire gonflée d'air d'une 

 grande brème fut déterminé aussi exactement que possible, en 

 pesant un flacon bouché à l'émeri après qu'on y eut introduit la 

 vessie et qu'on eut achevé de le remplir avec de l'eau distillée, 

 et en pesant ensuite ce même flacon une seconde fois , mais seu- 

 lement rempli d'eau. Comme la pesanteur spécifique de la paroi 

 de la vessie natatoire diffère trop peu de celle de l'eau pour entrer 

 en considération, on peut, dans ce cas, déduire du poids de l'eau 

 déplacée le volume de l'air contenu dans la vessie. Ce volume, 

 après avoir reçu les corrections pour la température et la pression 

 barométrique, fut trouvé égal à 76,403 centimètres cubes. 



La vessie natatoire fut alors portée dans la cage du physo- 

 métre. Lorsque l'appareil est rempli d'eau, la vessie s'applique 

 d'elle-même contre la valve de la cage et reste invariablement 

 dans cette position. Trois doubles déterminations furent exécutées, 

 en faisant alternativement monter de 45 centim., puis descendre 

 de la même quantité , la cage avec la vessie natatoire. Les hauteurs 

 notées sur l'échelle et les différences qui s'en déduisent se voient 

 dans le tableau suivant: 





ASCENSION. 



DESCENTE. 





Hauteur de la colonne d'eau 



o 

 o 



a 



Hauteur de la colonne d'eau 1 



o 

 o 

 - 





dans le tube de 

 mm. 



jauge, en 



Différei 



dans le tobe de 

 mm. 



jauge, en j 



Différa 





! 



h 2 . 





K- 









I. 



12 



201 



189 



201 





9 



192 



IL 



8 



195 



187 



195 







191 



ni. 



8 | 



193 



185 



193 





1 



192 



La température de l'eau était lentement décroissante. De là 

 vient que les différences sont un peu plus petites pour l'ascen- 

 sion que pour la descente. La différence moyenne tirée des six 



