LA DETERMINATION DE VOLUMES VARIABLES d'4IR, ETC. 315 



suite de F ascension ou de la descente du poisson, ne peut faire 

 connaître que d'une manière approchée le volume total de l'air 

 contenu dans la vessie natatoire, cela n'ôte rien de sa valeur à 

 l'instrument pour l'exécution de mesures qui, jouissant chacune 

 d'une exactitude relative, soient comparables entre elles. Effecti- 

 vement, l'augmentation et la diminution de l'air dans la vessie 

 natatoire , durant la vie , peuvent être suivies avec un assez grand 

 degré d'exactitude. Pour le montrer, il sera bon de communiquer 

 au moins une des séries d'observations que j'ai déjà faites sur 

 différents poissons. 



Le 25 Mars, à 11 heures du matin, une tanche pesant 0,125 

 kilogr. , extraite d'un réservoir où elle avait été conservée pendant 

 quelque temps avec d'autres poissons dans l'eau des fossés de la 

 ville, fut placée dans le physomètre, après quoi celui-ci fut rempli 

 d eau de pompe fraîche. La température de l'eau s'élevait à 10° C. , 

 celle de la chambre à 6°, différence qui eut pour effet un abais- 

 sement assez rapide de l'eau dans le tube de jauge. De là les 

 écarts considérables que présentèrent d'abord les différences de 

 hauteur de la colonne d'eau, suivant qu'elles correspondaient à 

 l'ascension ou à la descente du poisson, mouvements qui s'exé- 

 cutaient chaque fois sur une hauteur de 45 centim. 



Le tableau suivant (voir à la page 316) contient les observa- 

 tions successives faites pendant trois jours. Chaque millimètre de 

 hauteur de la colonne d'eau dans le tube de jauge correspond à 

 3,3003 millimètres cubes. 



