LA DÉTERMINATION DE VOLUMES VARIOLES d'AIR, ETC. 327 



talion subie par le caoutchouc à la suite de la traction s'élevait 

 donc, dans le cas actuel, à 16,5015 millim. cub. , c'est-à-dire à 

 0,003 ou 3^ du volume originel. Par une traction plus forte, 

 exercée à l'aide de poids plus pesants, on obtiendrait sans doute 

 une dilatation encore plus considérable, tandis que, d'un autre 

 côté, la mesure gagnerait aussi en exactitude par l'emploi de tubes 

 de jauge encore plus fins. Il serait très facile , par cette méthode , 

 de déterminer les dilatations correspondant aux différentes charges. 

 Si l'on voulait mesurer en outre l'allongement, il conviendrait de 

 substituer aux anneaux en caoutchouc des lanières plates de la 

 même matière. L'allongement pourrait alors être mesuré par le 

 chemin que l'index de la tige parcourt le long d'une des échelles 

 divisées qui se trouvent sur la plaque de verre. 



Par ce qui précède, je n'ai eu d'autre but que de signaler 

 différents cas où le nouvel instrument peut rendre des services , et 

 d'éclaircir ces applications par quelques exemples. 



Utrecht, 2 Avril 1872. 



