über den Thunbergschen Mikrorespirometer. 



Bei meinen Versuchen habe ich den grösseren Mikrorespirometer Thunbergs 

 benutzt. Nach 'der ersten Beschreibung 1905 (Thunberg 24), ist indessen der Apparat 

 in vieler Hinsieht verbessert worden, was hier im Anschluss an die mitgeteilte, den 

 Respiroraeter in seinem gegenwärtigen Schicke darstellende Figur behandelt werden 

 wird (Fig. 1). 



Was zuerst den Wasserbehälter betrifft, so war derselbe früher vermittels 

 Gleitvorrichtungen mit den Seitenteilen des Stativs vereinigt und wurden an diesen 

 während der Versuche (in seiner höheren Lage) durch Schrauben befestigt. Diese 

 Anordnung, die sich als unnötig gezeigt hat, ist nunmehr entfernt, der Wasserbe- 

 hälter steht frei und bei den Versuchen wird er ganz einfach aufgehoben und ein 

 Dreifuss wird unter ihn gestellt. 



Wie schon Thunberg bemerkt, ist der Kaliapparat der leichteren Reinigung 

 wegen abnehmbar gemacht worden. Zu diesem Zwecke sind, gleich wie bei den 

 Pipetten, die in einander eingefügten Teile sorgfältig geschliffen und werden mit- 

 tels einpaar Spiralfedern an einander gepresst, woneben ausserdem der ganze 

 Apparat von einer gabelförmigen an dem Querbalken des Statives befestigten Me- 

 tallstütze getragen wird. Alle in den Wasserbehälter getauchten Teile können somit 

 weggenommen werden, ohne dass es notwendig wäre, den ganzen Respirometer zuerst 

 von seinem Stative loszuschrauben. Damit man bequem und ohne den Kali- 

 apparat abzunehmen, die Kalilauge durchblasen und mit verschiedenen Gasgemengen 

 sättigen könne, ist der Kapillär des Apparates mit einer mit einem speziellen Hahn 

 versehenen, aufsteigenden Verzweigung (K) ausgerüstet worden, durch welche das 

 gewünschte Gasgemenge eingeführt werden kann. (Ehe dies geschieht, ist natürlich 

 der Kaliapparat durch den Hahn von seiner Verbindung mit der Analysenpipette 

 abgesperrt worden.) Um beim Durchhlasen des Gases die Lauge zu verhindern, 

 in die Seitenröhre (L) hinaufzusteigen, und aus derselben hinauszuspritzen, ist der 

 oberhalb des inneren mit Glasröhre versehenen Teiles des Apparates vorfindliche 

 Raum grösser (höher) als bei den älteren Apparatengemacht worden. 



Fig. 1. Thmiberys Mikrorespirometer. A, B abnehml)are Teile der Analys- und Kom- 

 peneationspipette. A^, feste Teile derselben. C Kaliapparat. D Verbindungsröhre zwischen der 

 Analys- nnd Kompensationspipette, E Mikrometerschraube zur Einstellung der Quecksilbersäule. 

 F, G Hähne der Quecksilberleitung {Gr zum Zwecke ihrer Befreiung von Luftblasen). H Hahn 

 auf der aufsteigenden Verzweigung des Kaliapparates. I Indexröhre. K aufsteigende Verzwei- 

 gung des Kaliapparates. L Seitenröiiren des Kaliapparates, ilf Kapilläre der Analyspipette. JV auf- 

 steigender Schenkel der Anulyspipette. 0 Qnecksilberleitung. P Marniorplatte. Q Quecksilberbe- 

 hälter. R Querbalken des Statives. S Seitenteile des Statives. T Dreifuss. W Wasserbehälter- 

 X, Y Dreiwegshähne. Z Hahn der Verbindungsröhre zwischen Analyspipette und Kaliapparat. 



