8 



Björn Johansson 



Wie aus der Figur hervorgellt, haben die Gaspipetten ' (A, A^, B, B^,) eine 

 ein i germ a s sen veränderte Form erhalten, ungefähr dieselbe, die man bei dem von 

 WiDMARK (31) modifizierten Thunberg- WiNTERSTEiNischen Mikrorespirometer findet. 

 Wie bei diesem ist übrigens auch hier in den oberen nicht abnehmbaren Teil der Ana- 

 lyspipette ein Glasstab zur Festmachung des Versuchsobjektes eingepasst und aus- 

 serdem sind zwei Piatinadrähte zur elektrischen Reizung desselben eingeschmolzen. 

 Was speziell die Kompensationspipette betrifft, war sie früher mit Kapillär, Zu- 

 leitungsröhre und Qiaecksilberbehälter, denselben Teilen der Analyspipette entspre- 

 chend, ausgerüstet. Hierdurch wurde ermöglicht, Gasmischungen mit höherem Kohlen- 

 säurehalt zu analysieren als mit ausschliesslicher Benutzung der Analyspipette 

 ' möglich war (vgl. Sonden und Tigerstedt, 20). Da indessen die Praxis gezeigt, 

 dass es in den meisten Fällen ausreicht, bei den Ablesungen nur den Kapillär der 

 Analyspipette zu benutzen, sind die genannten Teile der Kompensationspipette bei 

 den neueren Mikrorespirometern weggenommen. Ausserdem dass der Preis der 

 Apparate hierdurch hiiiabgebi'acht ist, ist auch die Handhabung derselben verein- 

 facht worden. Einer der vier Respirometer, die ich bei meinen Versuchen ver- 

 wendet habe, ist mit einem Kapillär, der einen inneren Diaujeter von 4 mm. hält, 

 versehen. Da die Höhe des Kapilläres ung. 20 cm. ist und der Rauminhalt der 

 Analyspipette ung. 70 ccm., hat man also einen Kohlensäurehalt von 20 pro mille, 

 ablesen können. Die Kapilläre der Analyspipetten der drei übrigen Respirometer 

 haben einen inneren Diameter von ung. 2,5 mm. Da die Höhe und der Raum- 

 inhalt der Analyspipetten ungefähr dieselben wie bei dem früher erwähnten Apparat 

 sind, ist der grösste Kohlensäurehalt, der bestimmt werden kann, hier 9 pro mille, 

 was bei den Versuchen, wie ich sie angeordnet habe, sich als völlig genügend 

 herausgestellt hat. 



Ausser den erwähnten Verbesserungen des Mikrorespirometers dürfte noch 

 rnehreres zur erleichterten Handhabung und dadurch zur erweiterten Verwendbarkeit 

 desselben gemacht werden können. Während ich mit dem Apparate gearbeitet habe, 

 habe ich folgende Veränderung als besonders wünschenswert gefunden. 



Zwar kann, wie oben erwähnt, der Wasserbehälter von dem Respirometer 

 durch das Abnehmen der Pipetten und des Kaliapparates entfernt werden, was 

 indessen beschwerlich und zeitraubend ist. Wenn Versuche nicht im Gange sind, 

 steht ja der Wasserbehälter auf der Marmorplatte des Respirometers und reicht 

 dann mit seinem oberen Rande ungefähr zur Höhe der festen Teile der Pipet- 

 ten hinauf- (ein wenig verschieden bei verschiedenen Apparaten) und verursacht 

 bei der oft wiederkehrenden Reinigung derselben, sowie bei der Einführung der 

 Versuchsobjekte u. a. Gelegenheiten nicht geringe Hindernisse. Dieser Unge- 

 legenheit dürfte man fügüch dadurch abhelfen können, dass man eine Vorrichtung 



' In der Fignr sind die Proportionen zwischen dem oberen nicht abnelimbaren nnd dem 

 anderen Teile der Pipetten unrichtig dargestellt. In Wirklichkeit ist der Rauminhalt des ersteren 

 nur c:a ^/is des letzteren. 



