Der Gaswechael bei Tenebrio molitor in seiner Abhängigkeit von der Nabrnng 9 



zur Verlängerung der Seitenteile des Statives anbringt, wodurch der Respirometer 

 in die Höhe gehoben werden kann, so dass die Pipetten und der Kaliapparat ganz 

 über den Wasserbehälter kommen. 



Zum Umtausch des Versuchsobjektes in der Analyspipette muss, wie der Re- 

 spirometer jetzt arrangiert ist, der Wasserbehälter gesenkt werden, das Quecksilber 

 im linken Schenkel der Leitungsröhre durch Offnen des Hahnes (G) in die Aualys- 

 pipette übergefülirt und diese abgenommen werden. Darauf soll man das Objekt 

 herausnehmen und ein neues einsetzen, die geschliffenen Flächen der Pipette sorg- 

 fältig reinigen und die Pipette selbst festsetzen, die Luft von der Quecksilberleitung 

 hinwegsaugen und den Wasserbehälter in die Höhe heben. Dieses umständliche 

 Verfahren würde man vermeiden können, wenn man die Möglichkeit hätte das 

 Versuchsobjekt direkt einzuführen ohne im Voraus die Analyspipette abnehmen 

 zu brauchen. Diese Möglichkeit dürfte man dadurch erhalten können, dass man 

 in den oberen festen Teil der Pipette, in welchem das Versuchsobjekt befestigt wird, 

 eine kurze Seitenröhre von grossem Kaliber, durch einen Glaspfropfen zugeschlossen, 

 anfügt. Den luftdichten Kontakt wird man in derselben Weise wie bei den an- 

 deren Fugen des Respirometers zustande bringen können. Der Glaspfropfen würde 

 ausserdem auf der Innenseite mit verschiedenen Vorrichtungen zur Befestigung des 

 Versuchsobjektes versehen werden können. Durch diese Veränderung könnte dieses 

 geschwind und bequem umgetauscht werden und die Analyspipette würde man nur 

 zum Zwecke der -Reinigung wegzunehmen brauchen. 



Ein anderes erwünschtes Ziel bei der Verwendung des Respirometers ist, die 

 Zeit der Bestimmungsperiode möglichst zu verkürzen, und dadurch die hiervon 

 bedingte Korrigierung der abgelesenen Werte, über welche Thunberg in seiner 

 Beschreibung Bericht erstattet, möglichst einzuschrenken. 



Die Dauer der Bestimmungsperiode ist ja hauptsächlich von der Zeit des 

 Uberströmens des Quecksilbers vom Behälter in die Analyspipette abhängig, welche 

 wiederum von u. a. dem Kaliber der Pipettkapilläre und der Iieitungsröhre bestimmt 

 wird. Ursprünglich war der Kaliber dieser Teile gleich. An sämtlichen Apparaten, 

 die ich verwendet habe, ist indessen der Kaliber .der Leitungsröhre vergrössert wor- 

 den und an einem derselben ist der aufsteigende Schenkel des Pipettkapilläres 

 durch eine Glasröhre mit ein wenig erweitertem Lumen ersetzt worden, wodurch 

 die Schnelligkeit mit welcher das Quecksilber hat übergeführt werden können, be- 

 trächtlich gesteigert worden ist. Vergleichweise können zwei von den Apparaten 

 genannt werden, der eine mit einer Analyspipette mit einem inneren, überall 

 gleichen Diameter und zwar 2,6 mm., der andere mit einem Pipettkapilläre, dessen 

 absteigender Schenkel einen inneren Diameter von 2,3 mm. und der aufstei- 

 gende von 4,0 mm. hat. Die Bestimmungsperiode bei dem ersteren war 5 Minuten, 

 bei dem letzteren nur 3. Durch ein fortgesetztes Experimentieren dürfte der zur 

 Verminderung der Bestimmungsperiode geeignetste Röhrenkaliber herausgefunden 

 werden können. 



2 



