Röntgenographische Untersuchung von Feldspat, 



21 



Röntgenogramme nach der Debye-Hullmethode. 



Im December 1915 berichtet P. Debye über eine Serie Experimente, die sich 

 auf eine neue röntgenographische Untersuchungsmethode gründeten. Im Oktober 

 191 G legt A. W. Hüll in der American Physical Society die Grundzüge einer 

 Methode vor, die im grossen Ganzen dieselbe ist wie die von P. Debye verwendete 

 und im December 1917 gibt er eine ausführlichere Beschreibung dieser Methode 

 und der ziemlich umfassenden Untersuchungen, die er nach ihr vorgenommen hat. 

 Wiewohl Debye unzweifelhaft das Prioritätsrecht hat, scheint es doch, als ob Hull 

 ganz selbständig seine Methode ausgearbeitet habe. 



Die Debye-Hullmethode dürfte zu bekannt sein, um hier eine nähere Beschrei- 

 bung nötig zu haben. Die Methode ist bisher, soviel ich weiss, von Debye, 

 Scherber und Hüll u. a. aber ausschliesslich zwecks Strukturbestimmungen ver- 

 wendet worden. Im folgenden wird über einige Versuche berichtet, diese Methode 

 zur Mineralanalyse zu verwerten. 



Röntgenröhre. Debye und Scherrer haben bei ihren Untersuchungen eine 

 von Rausch v. Trauenberg konstruierte Röntgenröhre mit Kupfer- oder Platin- 

 antikathode verwendet. Hüll benutzt Coolidge- Röhren mit Wolfram- oder Molybden- 

 antikathode. Alis diesen Röhren erhält man mittels Filtren eine monochromatische 

 Strahlung. 



Bei meinen früheren Versuchen habe ich Röhren von ähnlicher Konstruktion 

 verwendet. Diese Röhren erfordern eine Expositionszeit von zwei Stunden oder 

 mehr 1 . Um die Expositionszeit herabbringen, hat der Verf. eine Menge Versuche 

 mit verschiedenen Röhrentypen angestellt, und da er schliesslich einen oder richtiger 

 zwei Typen erhalten hat, die auch hohen Anforderungen genügen, so seien sie hier 

 kurz beschrieben. Beide Röhren sind von Prof. M. Siegbahn konstruiert worden. 



Metallröhre 2 . Die Röhre hat Granatform und ist von Metall. Au ihre Spitze 

 ist ein konisches Metallrohr angelötet, das oben mit drei Löchern für Aluminium- 

 fenster, unten mit einem kegelförmigen Schliff für die Antikathode versehen ist. Der 

 Boden des Granats besteht aus einem mit Siegellack angekitteten Hochspannungs- 

 isolator, worin die Kathode befestigt ist. In die Röhrenwand ist ein Palladiumrohr 

 mit Schutzhülse angelötet. Vorrichtung für Wasserkühlung ist in der Antikathode, 

 der Kathode und an dem spitzen Teil des Röhrenkörpers angebracht. Die Röhre 

 ist mit einer Molekularpumpe unmittelbar verbunden. 



Diese Röhre hat sich als besonders vorteilhaft auch bei Dauerbetrieb erwiesen. 

 Bei Expositionen von 15 — 20 Minuten braucht man nur die Antikathode zu kühlen. 

 Das Vakuum kann mit dem Palladiumrohr oder den Pumpen geregelt werden. Die 



1 Hull exponiert 3 — 20 Stunden, Debye und Scherrer 2—4 Stunden. 



2 Hadding, i. 



