4 W. Gyllenborg 



von Lindstedt untersucht worden 1 . Die Uhrkorrektionen, der Uhrgang und der 

 Instruinentenfehler — n — würden, einige Tage ausgenommen, immer mit Hilfe 

 der Methode der kleinsten Kvadraten aus sämmtlichen Fundamentalstemen bestimmt. 

 Der Kollimationsfehler wurde durchschnittlich einmal in der Woche bestimmt; seine 

 Werte waren gering und bemerkungswert konstant. Die Grösse des Instrumenten- 

 fehlers — n — zeigte eine charaktäristische jährliche Periode; von einem Tag zum 

 andern waren die Veränderungen gering. Der Uhrgang war klein und befriedigend 

 konstant. 



Beim Anbringen der Korrektion wegen Refraktion wurden der Temperatur 

 und der 'Barometerstand aus den selbstregistrierenden Apparaten ermittelt unter 

 Vergleich mit direkten Ablesungen. Die korrigierten Deklinationen der Fundamen- 

 talsterne wurden für jedem Abend untersucht um den systematischen Verlauf der 

 Aquatorpunkte mit der Deklination oder der Zeit zu bestimmen. Nur Ausnahmes- 

 weise war es notwendig, ein vom Sinus der Zenitdistanz abhängiges Glied einzu- 

 führen. Öfters kam es vor, dass in die Reduktionen ein Glied proportional mit 

 der Zeit eingeführt wurde. 



Die Untersuchung der Helligkeits-Gleichung zeigte dass die Korrektion Aa 

 nicht von der Deklination, aber nur von der Scheinbare Sterngrösse abhängig war. 

 In Deklination war keine merkbare Helligkeitskorrektion vorhanden. 



Der mittlere Fehler der Beobachtungen betrug in Rektascension e(a) = + 0 S .028 

 sec S und in Deklination s(S) = ± 0".54. Hier sind die Sterne negativer Deklination 

 nicht mit einbegriffen, die Beobachtungen zeigten hier die etwas grösseren mittleren 

 Fehler e(a) = ± O s .o37 sec S und e(S) == + 0".63. Um ferner zu untersuchen wie der 

 mittlere Fehler von den scheinbaren Grösse abhängt, wurde die folgende Zusammen- 

 stellung gemacht 



Mittlere Fehler. 



Grösse in Rekt. in Dekl. 



6,0 — 6,9 + s .028 +".60 



7,0 7,9 ± .029 + .50 



8,0 — 8,9 ± .027 ± .58 



> 9,0 ± .028 + .50 



Die Resultate gelten nur für Sterne positiver Deklinationen. Die mittleren 

 Fehler der verschiedenen Grössenklassen stimmen also sehr genau überein. 



Ich habe selbst die Mikroscope abgelesen mit Ausnahme einiger Abende, wo 

 die Herren Assistenten Lundahl und Martens mir behilflich waren. Grosse Teile 

 der Reduktionsarbeit habe ich selbst ausgeführt, habe aber wertvolle Rechenhilfe 

 gehabt dank pekuniärem Beitrage von der Physiograph. Gesellschaft in Lund. 



In der Zusammenfassung der Beobachtungen sind die Koordinaten auf 1925,0 

 reduziert. 



1 Ljindstedt: Undersökning av Meridiancirkeln på Lunds Observatorium. Lund 1877. 



