SÉANCE DU 23 MAI 1911. 



483 



E. SoMMERFELDT. — Sup uii Houveau Comparateur optique. 



On a imaginé un grand nombre d'accessoires pour le microscope 

 minéralogique, mais on n'a pas apporlé assez de soin dans leur 

 construction pour les employer à tous les usages dont ils sont sus- 

 ceptibles. 



Tl est vrai que plus un instrument reçoit de perfectionnements et 

 d'adaptations nouvelles, plus il se complique, et moins il est capable 

 de subir des perfectionnements nouveaux. 



Cependant, il est indispensable, d'autre part, de bien saisir toutes 

 les utilisations auxquelles un appareil peut se prêter. 



Le comparateur de iJichel-Lévy est un appareil très utile pour mesurer 

 la double réfraction. 



Pourtant, il semble qu'on ne s'en sert pas beaucoup, et cela tient à 

 son prix élevé pour un usage aussi spécial. 



Nous en trouvons la description dans le Bulletin de la Société miné- 

 ralogique de France {^) et dans l'ouvrage bien connu : Les minéraux des 

 roches, par iVlichel-Lévy et Lacroix p). 



Le meilleur instrument de ce type est celui construit par M. Fuess 

 et décrit par G. Leiss (^), 



Je me propose de montrer aujourd'hui que le microscope de Kœnigs- 

 berger est à même, par une modification appropriée, de servir aussi de 

 comparateur. 



Kœnigsberger a imaginé son microscope pour mesurer l'anisotropie 

 des lames métalliques polies. 



(1) MiCHEL-LÉVY, Bull. Soc. min. de France, 1883, VI, pp. 143-161. 

 (2j MiCHEL-LÉVY et Lacroix, Les minéraux des roches, 1888, pp. 54-59. 

 {^) G. Leiss, ^'eues Jakrbucli fur Minerai., Beil , 1889, Bd. VII, p. 77. — G. Leiss, 

 Die optischen Instrumente der Firma R. Fuess, 1899, pp. 224-226. 



