184 



ANNEXE A LA 



Nous en trouvons la description dans des publications nombreuses (i), 

 et Kœnigsberger lui-même a montré son fonctionnement au Congrès 

 des Naturalistes de Dresde, en 1908. 



L'appareil de Kœnigsberger se trouve dans la partie supérieure de 

 la figure 1. 



Eig. 1. — Comparateur nouveau. 



Un nicol N est installé dans un tube perfiendiculaire à l'axe du 

 microscope au-devant d'un illuminaleur vertical ï. 



La lumière tombe donc verticalement sur la lame métallique 

 opaque à étudier, s'y réfléchit, puis traverse une plaque mince U dame 

 auxiliaire) et enfin l'analyseur et l'oculaire. 



Naturellement, l'analyseur et le polariseur sont croisés. 



La plaque U est une lame de teinte sensible de Klein-Soleil pour 

 les cristaux opaques (méthode de Kœnigsberger) (^). 



(1) Kœnigsberger, Métallurgie. (Zeitschr. fur das gesammteMetallhuttenwesen. 

 1909, VI, pp. 605-608.) — Kœnigsberger, Centralblatt fur Minéralogie, 1908, 

 pp. 565-573 et 597-605. 



(2) Wùlfing a montré qu'on ne peut faire usage d'une lame de gypse de la teinte 

 rouge sensible {Sitzungsber. der Heidelberger Akad. der Wissensch., 1910, Abh. 24). 



