SÉANCE DU 23 MAI 1911. 



185 



Pour, les cristaux transparents, je propose de la remplacer par 

 une lame de quartz taillée, parallèlement à Taxe, en biseau très 

 aigu. 



Il suffît d'illuminer une moitié P du champ visuel avec l'échelle des 

 teintes de polarisation, en faisant apparaître le cristal d'essai dans son 

 autre moitié 0. 



Par cette moitié, on fait passer les rayons d'un microscope ordinaire, 

 de manière qu'un autre nicol n se trouve au-dessous de la lame. 



Un diaphragme SS éteint les rayons venant du polariseur n dans la 

 moitié P. 



L'appareil ainsi modifié remplace le comparateur de Michel-Lévy 

 pour tous les cas. 



Je m'empresse de signaler que l'on rencontre dans un appareil 

 construit par G. Leiss {^) une certaine ressemblance avec celui que je 

 viens de proposer. 



l eiss a décrit, en effet, un oculaire-comparateur, c'est-à-dire un 

 oculaire contenant une lame taillée en biseau aigu. Une échelle graduée 

 se trouve sur la lame pour mesurer le biseau. Et on peut voir les teintes 

 de polarisation de cette lame dans une moitié du champ visuel, et le 

 cristal d'essai dans l'autre. 



Le défaut de cet instrument, c'est qu'il n'est propre qu'à l'étude de 

 petits fragments, qui ne prennent que la moitié du champ visuel. 



Or, c'est un cas très rare dans les recherches pétrographiques : en 

 général, l'échelle des teintes de polarisation et la couleur de l'objet à 

 examiner chevauchent l'une sur l'autre. 



Fig. 2. 



(*) C. Leiss, Die optiscfien Instrumente der Firma R. Fness, 1895. 



