10 MIxNEPtALOGiE. 



et Fou dispose le plan du. cercle à peu près perpendiculaire au plan du bâtiment qui 

 les pre'sente. On approche alors l'œil très près du cristal, et, en faisant tourner l'axe 

 intérieur au moyen de la virole g-, on amène une des faces dans une position telle 

 qu'elle puisse re'flëchir , par exemple , la plus haute des lignes de mire qu'on a choi- 

 sies; puis on continue à tourner lentement jusqu'à ce que l'image qu'on aperçoit se 

 rapproche de la ligne de mire la plus.hasse, vue directement, et l'on examine alors 

 ce qui se passe. Si les deux lignes coïncident dans toute l'e'tendue qu'on aperçoit, la 

 face du cristal est horizontale; si elles ne coïncident pas, on fait varier doucement, 

 soit la position du cercle , soit celle du cristal, au moyen des jiièces mobiles en h et 

 en i , jusqu'à ce qu'on parvienne à produire la coïncidence. 



On fait alors la même ope'ration sur la seconde face , qu'on amène en position en 

 la faisant tourner par la virole //. Lorsqu'on est parvenu à placer celle-ci de manière 

 à faire coïncider l'image re'fle'chie avec l'image directe, on revient à la première, 

 pour voir s'il n'y a pas eu de dérangement. Après divers tâtonnements, on parvient à 

 avoir coïncidence des lignes de mire sur l'une et sur l'autre face , qui sont dès lors 

 toutes deux horizontales , et dont riuterseclion est par conséquent elle-même hori- 

 zontale. 



Mesure de V angle. — Cela fait, on met le cercle gradue' à Qo ou I8O0, car il est 

 divise' en deux parties; ce qui se fait en tournant la virole /; un point d'arrêt indique 

 naturellement quand on y est parvenu. On commence alors par tourner le cristal au 

 moyen de la virole ^, pour amener une face à re'fle'chir la ligne de mire supe'rieure, 

 et la faire coïncider exactement avec la ligne inférieure. Cela fait, au moyen de la 

 virole /', on tourne le cercle lui-même, qui entraîne alors le cristal dans sa rotation, 

 jusqu'à ce que la réflexion et la coïncidence des ligues de mire aient aussi lieu exac- 

 tement sur la seconde face. Il ne s'agit plus alors que de lire les degrés sur le limbe , 

 et les fractions de degrés sur le vernier p. 



Cet instrument n'est destiné qu'à mesurer de très petits cristaux , parce que l'œil 

 n'étant pas fixe, et la distance des objets de mire n'étant jamais très grande, il faut 

 que la dimension du cristal et sa distance à l'œil puissent être considérées comme 

 très petites. Mais c'est un avantage réel, parce que les petits cristaux sont toujours 

 les plus nets et les plus réfléchissants. 



Gonioînètre de Babinet. — Cet instrument, fig. 4, qu'on peut tenir à la main ou 

 ^ fixer sur un pied, consiste en un cercle garni de 



deux lunettes , « et ô , et une alidade c qui tourne 

 au centre; la lunette a est fixe,, et la lunette b est 

 mobile et garnie d'un vernier. Au centre se trouve 

 un petit support susceptible de tourner sur lui-même, 

 et sur lequel on fixe, avec de la cire molle, le cristal 

 qu'on veut mesurer. 



Les lunettes renferment chacune intérieurement 

 deux fils croisés rectangulaires, qui sont placés au 

 foyer de l'oculaire et qui, la lunette étant tournée 

 vers le jour, se trouvent ainsi éclairés par un fais- 

 ceau de rayons parallèles. Ces fils remplacent dès 

 lors , dans la lunette fixe , des points de mire placés 

 à l'infini. Avant de se servir de l'instrument, il faut arranger chacune des lunettes, 

 au moyen des tirages, de manière à voir distinctement les objets éloignés, afin 

 qu'en amenant la lunette b vis-à-vis la lunette fixe on aperçoive les quatre fils. 



Placer une des mires parallèlement an cercle. — Maintenant il convient de 

 placer un des fils de la lunette fixe parallèlement au plan du cercle ; l'autre sera 



