— »«9 — 



pour réaliser ces électrolyses rapides sont, actuellement surtout, 

 si onéreux que seuls les laboratoires spécialement favorisés au 

 point de vue budgétaire, peuvent s'en payer le luxe. 



On a cherché à réduire ces frais en évitant autant que possible 

 remploi d'électrodes de platine — électrodes en or pour le dosage 

 du mercure, on argent pour le dosage du chlore, en mercure pour 

 le dosage de divers métaux, etc. — ou en réduisant le poids des 

 élerlroiles ;•, h,] minimum. 



Le dispositif qui fait l'objet delà présente noie permet d'achever 

 très rapidement une analyse électrolytique. Il est extrêmement 

 simple, la dépense en plaline \ est très réduite, le mouvement du 

 liquide se faisant par un courant gazeux dispense de l'emploi d'un 

 moteur. En outre, il peut se construire aisément et complètement 

 à l'aide de tubes de verre et de déchets de platine que Fou trouve 



et F. B. Beyer (Zkitsciii:. ri; \.\or,,,. Cm. m. ÔS, I1.V7-J), l'électrolyse 

 se fait pendant que l'éleetrolyte lillre entre deux électrodes; 

 un seul passage entre les électrodes ne suffisant pas pour que 

 le liquide soit épuisé, un dispositif spécial ramène continuellement 

 le liquide entre les électrodes. Comme l'électrode sur laquelle se 

 fait le dépôt est inséparable du récipient dans lequel se fait 

 l'électrolyse et se pèse avec lui, les dépôts ne doivent pas être 

 nécessairement adhérents et il est possible d'employer des cou- 

 rants d'une plus grande intensité". 



L'appareil se compose essentiellement de trois parties (v. fig. \). 



i° Un tube A dans lequel se fait l'électrolyse. Il a un diamètre 

 de 1,5 à 2 cm. et une longueur de 7 à 8 cm. On y a soudé un 

 tube plus étroit muni d'un étranglement. A l'endroit de la soudure 



