— 26 — 



Mesure de l'évaporation. 



Le service hydrologique porta aussi son attention sur la mesure des 

 quantités d'eau perdues par évaporation. Bien qu'il soit désirable de 

 connaître les pertes par évaporation dans les diverses espèces de 

 terrains, par les sols dénudés ou couverts de végétation de tout genre, 

 il n'a pas paru possible d'entreprendre un tel travail à cause des diffi- 

 cultés pratiques qu'il présentait et des incertitudes qui entouraient ces 

 recherches. L'évaporation par les surfaces d'eau peut, cependant, se 

 mesurer avec un degré suffisant de certitude. 



Dans les tentatives faites pour se procurer quelques données sur 

 l'évaporation dans les régions arides des Etats-Unis, il a paru préfé- 

 rable de ne pas entreprendre des observations trop minutieuses et on a 

 fait, dans les localités où on le trouvait nécessaire, des mesures 

 capables de donner une idée aussi approximative que possible, de la 

 quantité d'eau que les surfaces de canaux et de lacs perdent par 

 évaporation. 



La quantité d'eau évaporée par la surface des eaux varie avee la 

 température de celle-ci, la vitesse du vent, et le degré hygrométrique 

 de l'air. Il s'ensuit que la perte par évaporation à la surface des rivières, 

 lacs, canaux et réservoirs, éprouve de grandes variations en diffé- 

 rentes localités et pour un même endroit aux différentes saisons. 



La méthode adoptée pour mesurer les pertes par évaporation consiste 

 à employer un bac disposé de telle façon que l'eau y contenue soit 

 autant que possible à la même température et exposée aux mêmes 

 influences que le canal ou le lac qu'il est censé représenter. Le bac 

 employé par le service hydrologique (fig. 7) est construit en fer galva- 

 nisé ; il a trois pieds de côté et dix pouces de profondeur ; on l'immerge 

 dans l'eau et on l'empêche de s'y enfoncer au moyen de flotteurs en 

 bois ; il flotte autant que possible au gré du vent qui se produit sur la 

 nappe deau dont on veut déterminer l'évaporation. On a surtout soin 

 de placer l'appareil dans une position telle que des arbres ou des habi- 

 tations ne le mettent pas à l'ombre et ne le protègent pas contre l'ac- 

 tion des vents. L'échelle employée pour mesurer l'évaporation est en 

 bronze et est suspendue au milieu du bassin. Les graduations sont 

 gravées sur une série de barres inclinées, proportionnées de telle façon 

 qu'une élévation ou un abaissement de niveau d'un dixième de pouce 

 conduit la surface de l'eau à s'élever ou à s'abaisser de trois dixièmes 

 de pouce sur une des barres inclinées. Les divisions sont placées à 

 o. 1 5 de pouce les unes des autres ; elles équivalent donc à o.o5 de pouce 

 pour une élévation ou un abaissement d'une division et on peut ainsi 



