L'appareil est raccordé en V à une trompe à mercure. 



On fait le vide, mais en ayant soin d'incliner le système vers 

 l'horizontale, aiin de l'aire passer le liquide mauométrique de M 

 en h par exemple, ce qui a pour conséquence de mettre les réser- 

 voirs A et B en communication. 



Le vide étant poussé suffisamment loin, on scelle l'appareil au 

 chalumeau en V, on le redresse et on le place dans un thermostat ; 

 le liquide de I) repasse dans les deux branches de M, mais avec une 

 certaine dénivellation qui mesure la tension que l'on cherche. 



Ceux qui ont eu à se servir de l'appareil, savent combien sont 

 fastidieuses ces manœuvres de renversement et de redressement; 

 voici comment je les ai évitées. Au lieu de terminer l'appareil en 

 M, j'y ai ajouté un tube T à renflement II, le tout ayant environ 



La partie inférieure de T est destinée à être plongée dans une 

 éprouvette profonde K contenant du mercure sur lequel surnage 

 en H une certaine quantité du liquide manométrique, donc de 

 l'huile. 



L'appareil se charge comme précédemment, mais avec cet a van- 

 thermostat! ' ton, re p 



Vax commençant le vide on plonge d'abord le bas du tube T dans 

 l'huile, et lorsqu'on juge qu'une quantité suffisante d'huile à été 

 aspirée, on enfonce le tube dans le mercure ; dés ce moment ce 

 tube joue le rôle de manomètre. On s'arrange de façon, que quel 



