JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



185 



MICROSCOPE MINÉRALOGIQUE 



(moyen modèle) 

 (le MM. BÉzu, Hausser et C 



Nous avons décrit l'année dernière le superbe instrument que MM. 

 Bézu, Hausser et C'^ les successeurs de Hartnack et Prazmowski, à 

 Paris, ont construit sur les indications primitives de M. E. Bertrand, 

 pour les recherches minéralogiques (l). Il s'agissait d'un grand modèle, 

 l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau, qui se construisent en 

 France, et qui n'a certainement pas peu contribué, avec leurs magnifi- 

 ques objectifs à immersion dans l'eau et à immersion homogène, à faire 

 attribuer à MM. Bézu et Hausser la médaille d'or qu'ils ont obtenue 

 l'an dernier à l'Exposition d*Anvei s. 



Depuis cette époque, les mêmes constructeurs ont mis dans le com- 

 merce un moyen modèle qui a les mêmes dispositions que le grand, 

 sauf la taille qui est un peu moindre, la plutine circulaire graduée qui 

 tourne à la main autour de son centra, au lieu d'être mue par une vis 

 placée sur le côté. Comme le premier, ce microscope est à inclinaison, 

 porte un tube sans tirage mû par une crémaillère pour le mouvement 

 rapide, lequel est mesuré sur le côté par une échelle et un vernier, et 

 une vis micrométrique dont le pas a un cinquième de millimètre et dont 

 la tète est divisée de manière à permettre à l'aide d'un index fixe, de 

 mesurer exactement des mouvements de 1/50 à l/lOO de millimètre. 



Le tube porte aussi en avant une crémaillère agissant sur un tube 

 intérieur muni d'une coulisse à deux ouvertures, l'une libre, pour le 

 passage de la lumière parallèle, l'autre contenant une lentille achro- 

 matique pour la lumière convergente. Une seconde fenêtre permet 

 d'introduire les lames sensibles, quart d'onde, etc. 



Le cône est muni de deux vis qui permettent de centrer exactement 

 l'objectif; celui-ci est porté par un adapteur à ressort rentrant. 



La platine divisée sur le limbe tourne, avons-nous dit, à la main, 

 devant un vernier. Elle porte un chariot dont les mouvements rectan- 

 gulaires sont mesurés par des échelles et des verniers. 



La sous-platine est portée sur un excentrique qui permet de la 

 détourner de l'axe optique, sur le côté. Elle peut s'élever et s'abaisser 

 par une crémaillère^ sans gêner le mouvement du miroir, plan ou 

 concave, qui peut lui-môme s'élever ou s'abaisser dans une coulisse 

 sur la lige qui le porte. 



Tel est le second modèle du microscope de MM. Bézu, Hausser etCK 



(1) Voir Journal de Micrographie, t. IX» 1885, p. 163. 



