186 



JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



Il comporte naturellement la même composition optique que le premier: 

 oculaire n'* 1 à réticule, oculaire n^ 3 de la série ordinaire, oculaire à 

 quatre quartz ; objectifs 4 et 7 à sec, n^Q à immersion. 



Cet instrument, très maniable, et qui a pour nous l'avantage de 

 réaliser à peu près tous les désiderata de la science actuelle, qui, du 

 reste, peut servir à toute espèce de recherche micrographique, aussi 

 bien qu'à la minéralogie, est très répandu, mais MM. Bézu et Hausser 

 viennent de lui faire sabir une nouvelle modification extrêmement heu- 

 reuse et une simplification impoilantii. 



La simplification consiste à supprimer l'articulation du corps de 

 l'instrument, qui devient un microscope droit, et, comme il n'a plus la 

 hauteur du grand modèle, il n'y a pas d'inconvénient à cette suppres- 

 sion. 



La modification consiste à supprimer la crémaillère de la sous-platine 

 et à la remplacer par un levier à long rayon qui permet d'élever et 

 d'abaisser celle-ci plus commodément et par un mouvement aussi lent 

 qu'on le veut . 



Cette disposition est réalisée à l'aide d'une combinaison très ingé- 

 nieuse. La sous-platine, au lieu d'être fixée à la platine comme dans les 

 modèles précédents, est portée, comme dans notre Continental et dans 

 les grands instruments anglais, par la tige qui donne insertion au bras 

 du miroir. Cette tige, qui contient déjà une glissière centrale dans 

 laquelle monte et descend le bras du miroir, en contient une autre de 

 chaque côté de celle-ci. Dans cette double glissière, est comprise la 

 pièce qui soutient la sous-platine, et c'est sur celte pièce qu'agit le 

 long levier latéral dont nous avons parlé. En soulevant le levier, la 

 sous-platine se rapproche de la platine jusqu'au contact ; en l'abaissant 

 elle s'éloigne. On peut toujours, d'ailleurs, la porter de côté, grâce à 

 l'excentrique, et même la retirer tout à fait. 



Tous ces mouvements complexes s'exécutent sans gêner ceux du 

 miroir, et réciproquement. Il y avait là un petit problème de mécanique 

 que MM. Bézu et Hausser ont résolu d'une manière très élégante. 



Néanmoins, ainsi modifié, ce microscope qui, nous le répétons, peut 

 servir pour toute espèce de recherches et de plus pour la minéralogie, 

 est d'un prix très abordable : environ 400 francs. Ajoutons que la mo- 

 dification dont il s'agit ne s'exécute que sur comm inde spéciale et à 

 un prix à débattre. Supérieurement exécuté pour le travail mécanique, le 

 fonctionnement et la précision, comme tout ce qui sort de cette maison, 

 on ne saurait trop recommander ce bel instrument. 



D*" J. Pelletan. 



