JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



467 



Explication de la Planche iv 

 Sur la structure microscopique des valves des Diatomées 



Pig^ [, Section de valve de Coscinodiscus, d'après Printz et Van Ermen- 

 gem. [Recherches sur la structure de quelques Diatomées^ vol. 8, 1881-1882. 

 Bulletin. Soc. Belge de Microscopie), — a, surface supérieure ; b, surface in- 

 terne ; c, aréole. 



Fig. 2 — Section de valve de Triceratium, d'après Otto Mûller. {Archiv. f. 

 Anat. und Phys, 1871). 



Fig. 3. — Section de valve Triceratium, d'après le D"" Flogel. [Journ. R. 

 Micros. 5oc. Lond on, 1884). 



Fig. 4. — Section de valve de Triceratium, d'après J. Deby, — a, surface 

 supérieure ; b, surface inférieure ou interne ; c, aréoles qui sont closes au-des- 

 sus par une membrane mince et au-dessous par une cloison plus forte et or- 

 nementée. 



Description des objectifs construits avec les verres 



nouveaux (1). 



M. Zeiss a bien voulu nous confier, pour être soumis à notre Société, quatre 

 objectifs et quatre oculaires construits suivant des données nouvelles et avec 

 I les verres d'Abbe et Schott. Deux de ces objectifs, le 1,25 d'ouverture numéri- 

 ! que, à immersion homogène, et le 0,30 à sec, portent le n° 1, et sont les premières 

 lentilles de cette espèce qui sortent définitivement des ateliers de Zeiss. 

 Nous croyons également que le 0,95 O.N. (2) n'a été décrit dans aucune Revue. 

 Il nous paraît utile de donner quelques explications sur les verres avec 

 , lesquels les objectifs et oculaires nouveaux sont construits. 



Les crown anciens (silicates de K et de Ca) dispersent peu la lumière, ils la 

 réfractent également peu ; les flints (silicates Ae potasse et de plomb), au 

 contraire, ont un pouvoir dispersif plus élev^; mais aussi, ils réfractent 

 plus la lumière. Si la valeur de la dispersion diminue ou augmente dans l'un 

 ou l'autre de ces verres, l'indice de réfraction diminue ou augmente également. 

 Ainsi la dispersion grandit ou diminue avec la réfraction. Avec de tels 

 verres, Abbe l'a déclaré depuis longtemps, on ne pouvait espérer de réaliser 

 de grands progrès dans l'optique microscopique ; et pour que cette science 

 prît un nouvel essor, il fallait résoudre deux problèmes : 



1» Il fallait fabriquer du crown et du flint dans lesquels la dispersion dans les 

 diiïérentes régions du spectre montre une proportion constante ; de cette 

 façon il était possible de neutraliser les spectres secondaires, ce qui ne 

 pouvait pas s'obtenir par les anciennes combinaisons optiques ; 



2** Il fallait trouver des espèces de verres optiques dans lesquels l'indice de 

 réfraction et l'indice de dispersion fussent dans des rapports beaucoup plus 

 variés qu'actuellement, de telle sorte qu'un verre ayant un indice de réfraction 

 élevé eût, non pas comme autrefois, une grande dispersion, mais un degré 

 moindre de cette 'dispersion. Ainsi, des verres de faible dispersion — crown — 

 peuvent avoir maintenant l'indice de réfraction du flint. 



(1) GommuQication faite à la Soc. B. de Microscopie, 



(2) 0. N. =« ouverture numérique, a = n Sin u. 



