468 



JOURNAL DE MICROGRAPHIE 



Abbe et Scholt, après un travail laborieux qui a duré plusieurs années, sont 

 parvenus, en se basant surtout sur des recherches speclroscopiques, à résoudre 

 les deux problèmes dont nous venons de parler. On doit considérer leur 

 découverte comme l'une des plus grandes qu'ait faites l'optique microscopique 

 moderne. Les verres nouveaux rendront également de grands services dans la 

 construction de tous les instruments de dioptrique. 



La grande disproportion de la dispersion des couleurs, dans les différentes 

 parties du spectre propre au flint et au crown ordinaires, a rendu jusque 

 maintenant impossible un achromatisme parfait. Dans les meilleurs objec- 

 tifs, on ne pouvait combiner que deux différentes couleurs du spectre ; il y 

 avait divergence entre les autres couleurs ; en d'autres termes, il existait 

 toujours des spectres secondaires que l'on ne parvenait pas à éteindre. 



Il restait également, au point de vue de l'aberration sphérique, une sous- 

 correction pour la lumière rouge et une sus-correction pour la lumière bleue. 

 Dans les objectifs nouveaux les spectres secondaires disparaissent ; il n'existe 

 plus que des restes des couleurs des spectres tertiaires. Remarquons que 

 ce progrès n'est atteint par aucun objectif construit jusqu'à ce jour. 

 Enfin, l'aberration sphérique se corrige pour toutes les couleurs indistinctement. 



De ce que nous venons de voir, il résulte que dans la formation de l'image, 

 on obtient une concentration de lumière plus parfaite qu'avec aucun des 

 meilleurs objectifs existant actuellement. Dans les nouveaux objectifs, il n'y 

 a point de différence de foyer, ni d'aberration sphérique pour les rayons 

 chimiques. 



Quels sont les avantages principaux des objectifs nouveaux ? 1° ils supportent 

 des grossissements oculaires considérables sans perte de netteté, ni de 

 précision dans l'image ; 2° un même objectif donne une grande variété de 

 grossissements avec une série d'oculaires ; 3** les couleurs naturelles des objets, 

 jusques dans les plus faibles nuances, sont fidèlement rendues dans l'image ; 

 4° les différences de foyer pour les diverses couleurs sont ramenées a un même 

 taux ; 5° ces différences sont d'ailleurs neutralisées par les oculaires compensa- 

 teurs ; 6^ Dans le chaïap entier l'image apparaît avec les oculaires nouveaux, 

 exempte d'aberration chromatique ; 7<^ Les aberrations de sphéricité hors l'axe 

 sont corrigées parfaitement ^jj^squ'au bord du champ : ainsi l'image atteint la 

 même netteté partout dans le champ, soit dans la zone centrale, soit dans la 

 zone marginale. 



Nous croyons utile de donner le tableau complet des objectifs apochromati- 

 ques de Zeiss. 



Système à sec. 



Ouverture 



Dislance focale 



Grossissement 



numérique. 



équivalente 



objectif p. 250 



0,30 



24.0* 



10.5 





16.0 



15.5 



0,60 



12.0* 



21 



8 0 



31 



0,95 



6.0* 



42 



4.0 



63 



1,25 



2.5 



100 



1,30 



3.0 



88 



2.0 



125 



1,40 



3.0 



83 



2.0 



125 



Immersion à eau 



Immersion homogène. 



* Les trois objectifs dont l'indication de la distance focale est marquée d'un * sont 

 exclusivement construits pour le tube de 250 Les autres le sont ponr les deux espèces 

 de tubes. 



