JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



469 



L'objectif à immersion homogène de 1,40 0. N. et de 2"°^ de distance focale 

 que nous avons l'honneur de présenter à la Société, résout avec facilité dans la 

 lumière oblique, VAmpkiplmra pellucida, et cette résolution a lieu dans toute 

 la longueur de la valve. Celle lentille est appelée à rendre de très grands ser- 

 vices dans les recherches scienlitiqiios ; aussi les laboratoires d'histologie et 

 d'anatomie comparée devront-ils, pour rester à la hauteur d'un outillage en 

 rapport avec les progrès modernes, faire l'acquisition de ce nouvel objectif. 



Quand à l'objectif à immersion à eau, de 1,25, il peut encore résoudre IMm- 

 phipleura dans la lumière oblique. Nous avons comparé cette lentille, quant à 

 ses effets de résolutions, avec les homogènes anciens regardés comme excellents, 

 tant de Zeiss que d'autres constructeurs, et nous sommes convaincu qu'au point 

 de vue de ce pouvoir, le 1,25 à eau atteint ce que donnent ces homogènes ; pour 

 les autres qualités nous le trouvons supérieur. 



Le 0,95 0. N., avec 4"^™. de distance focale (soit la distance focale de l'an- 

 cien F), est à correction; c'est un objectif vraiment remarquable et surpassant 

 de beaucoup tout ce que nous avons vu jusqu'à ce jour ; il résout encore le Su- 

 rirella gemma dans la lumière oblique. Remarquons que 0,95 0. N. correspond 

 à un angle de 143° 1/2 dans l'air. 



L'objectif de 0,30 0. N., avec une distance focale de 16°^""., sera utilement 

 employé dans les laboratoires comme lentille donnant de faibles grossisse- 

 ments ; nous l'avons essayé au point de vue de son pouvoir photographique et 

 le photogramme que nous avons projeté pendant la séance a été obtenu avec 

 cet objectif. La coupe photographiée était colorée au picro-carmin ; la plaque 

 employée était de la marque Attout Taillefer. 



Pour se servir des objectifs apochromatiques, il est nécessaire de faire exac- 

 tement la correction quand il s'agit du 1,25 et du 0,95 0. N. Il faut également 

 ramener le tube à la longueur normale lôO"'"'. On a ainsi une « longueur opti- 

 que » de ISO"^"". objectif et oculaire combinés. 



Les objectifs à immersion à eau n'ont pas d'anneau correcteur ; ils sont 

 corrigés pour une épaisseur moyenne de verre de O'^'^ilô. d'épaisseur. Les écarts 

 accidentels plus considérables dans l'épaisseur des couvre-objets sont compen- 

 sés par un léger allongement du tube, si cette épaisseur est plus faible, et par 

 un raccourcissement si l'épaisseur est plus forte. Remarquons que l'objectif à 

 immersion homogène de 1 ,40 peut être encore employée avec un couvre-objet 

 de 0'"^,25. 



Oculaires compensateurs 



Jusque dans ces derniers temps les constructeurs ont porté trop peu leur 

 attention sur les perfectionnements qu'on pouvait apporter aux oculaires. Abbe 

 a réalisé dans la fabrication de ces appareils un progrès immense. Les nou- 

 veaux oculaires, nommés compensateurs, sont calculés de manière à compenser 

 pour l'œil de l'observateur les défauts hors de l'axe dont sont affectés les objec- 

 tifs ; ces défauts ne pouvaient être autrement supprimés que par l'oculaire per- 

 fectionné. 



Les oculaires compensateurs produisent des images uniformément exemptes 

 d'aberration chromatique ; ils peuvent être employés avec les anciens objectifs 

 à grandes ouvertures de n'importe quel constructeur : ceux que nous vous pré- 

 sentons, le 4, 8, 12, 16 et 18, nous ont donné de belles images avec le F, le K 

 et l'ancien 1/18. Avec les objectifs de faibles ou modérées ouvertures, l'image 

 est très belle au centre, mais le champ est afïecté dans la zone marginale d'un 

 liséré irisé. 



