JOURNAL DE MICROGRAPH[E. 



509 



repose sur cette extrémité du petit bras, monte de li5 de millimètre. 



Mais le grand bras est actionné par une vis micrométrique dont le 

 pas est de 1|2 millimètre, c'est-à-dire qu'en faisant un tour entier la vis 

 descend de \\2 millimètre. Sa téte porte un cercle dont la tranche est 

 munie de 50 dents. Devant le cercle est une pièce qui s'engage dans les 

 dents et qui est munie d'une petite manivelle. On peut ainsi faire tour- 



ner le cercle dent par dent et par conséquent le faire avancer à chaque 

 fois de li50 détour, ce qui fait baisser la vis du 1|50 de milli- 

 mètre, c'est-à-dire ^ de millimètre. Le petit bras, la pince et l'objet 

 s'élèvent alors d'une quantités fois moindre, c'est-à-dire de 5^ de mil- 

 limètre ou 2 En donnant alors un coup de rasoir on obtient des 

 coupes de 2 d'épaisseur, ce qui est tout ce qu'on peut désirer pour 

 les observations microscopiques les plus délicates. 



L'instrument, comme on le voit, est extrêmement commode, sa cons- 

 truction est d'une grande solidité, son maniement est très facile et sa 

 précision absolue. Il est loin d'en être de même pour le microtome 

 Thoma. Ce dernier appareil, en effet, présente un trop grand nombre 

 de contacts, et malgré les précautions prises pour les rendre exacts, il 

 arrive très souvent que ceux-ci ne sont pas parfaits ou se dérangent, 

 notamment celui qui pousse dans sa glissière le chariot de Tobjet, sans 

 compter le recul du bloc qui porte la vis micrométrique et le tambour, 



Fig. 16. — Pince du microtome à levier 

 (vue à plat). 



