1 



• 



JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



bloc qui n'est pas toujours assez solidement fixé sur le pied, ce dont 

 on ne s'aperçoit quelquefois pas. Dans le microtome à levier, il n'y a 

 que deux contacts qui pourraient varier, ceux qui se font à chaque extré- 

 mité du levier, mais ils sont forcément parfaits, parce qu'ils se font dans 

 le sens vertical et sont maintenus par la pesanteur, à laquelle un ressort 

 à boudin vient encore ajouter son effet . 



Ce n'est pas tout. Tel que nous venons de le décrire, le microtome à 

 levier fait les coupes à sec. Il peut aussi les faire dans les liquides, sans 

 le renversement que l'on sait, si gênant, et auquel, du reste, il nous 

 paraît que Ton renonce volontiers . 



Fig. 17. — Cuvette (sans la pince) pour les coupes dans les liquides. 



C'est bien simple : la pince à sec peut s'enlever de son support, et 

 à sa place on peut monter une cuvette métallique (fig. 17) dans laquelle 

 on fixe une nouvelle pince, analogueàla première, pince à immersion, 

 si l'on veut. La lame du rasoir est coudée à sa base ; on peut la des- 

 cendre ou monter la cuvette, de manière à ce qu'elle plonge dans le 

 liquide (fig. 18.) 



Fig. 18. — Figure théorique représentant la position de la cuvette et du rasoir 

 pour les coupes dans les liquides. 



Inutile d'ajouter que la pince à immersion peut être orientée suivant 

 toutes les directions dans la cuvette. 



Tel est le modèle du microtome pouvant opérer à sec ou dans les 

 liquides, et muni de deux systèmes de pince, que M. Deyrolle 



