JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



511 



appelle Microtome à levier et à cuvette fixe{\). Mais il construit un 

 autre modèle, absolument semblable, d'ailleurs, pour le principe et 

 le mode d'action, dilTérant un peu pour le système de la pince et de 

 la cuvette. Il l'appelle microtome à levier et à cuvette mobile. (Fig. 18.) 



Fig. 19. — - Figure tlK^orique du microtome à cuvette mobile. R, rasoir ; C, cu- 

 vette; LL, levier ; V, vis micrométrique; H, manipulateur; D, vis dépression 

 qui fixe la cuvette ; U, cylindre qui porte la pince, soulevé par le levier. 



Il n'y a qu'une pince : elle sert à la fois pour les coupes à sec et 

 pour les coupes dans les liquides. La cuvette est mobile ; elle monte 

 et descend à volonté. Si l'on veut faire les coupes à sec, on abaisse la 

 cuvette, la pince se trouve à sec. Si l'on veut opérer dans un liquide, 



Fig. 20. — Figure théorique montrant le microtome en projection horizontale. 

 — R, rasoir, BB, glissières ; P, bloc portant le rasoir ; D, vis de pression 

 qui fixe la cuvette ; V, H, vis micrométrique et manipulateur. 



on remonte la cuvette, et on laj fixe, par une vis de pression, dans une 

 position telle que la pince et le rasoir soient immergés (2). 



Le microtome à levier Hansen, sous l'un ou. l'autre de ces deux 

 modèles, est donc, comme on voit, un instrument complet, répondant 



(1) Sonpriï, sans rasoir, est do 330 fr. avec les deux pinces et la cuvetle. Le rasoir vau 

 25 francs. 



(2) Ce modèle, sans rasoir, coûte 300 fr. 



