DE LA SECTION DU GRISOU (SEANCE DU 18 JUILLET 1898) 



65 



dans Je réservoir, ni sur le métal de celui-ci ni sur l'azotate de cuivre, 

 mais est libéré dans la flamme sous forme d'acide chlorhydrique et 

 transforme en chlorure de cuivre volatil l'azotate imprégnant la mèche. 

 La formule définitive à laquelle mes essais m'ont conduit est la sui- 

 vante : 



» Alcool méthylique (de 92'^,5 à l'alcoomètre Gay-Lussac à 



)) Comme il ne se produit plus de dépôt dans le réservoir, il n'est 

 plus nécessaire, avec ce nouvel alcool, de placer de l'ouate dans le réser- 

 voir, et une même mèche peut servir plusieurs fois. La lampe se prête à 

 des dosages précis pendant quatre heures à partir de l'allumage et peut 

 servir encore pendant une heure environ comme indicateur de grisou 

 sans en donner la proportion (1). 



» C'est cet alcool qui est généralement employé aujourd'hui dans les 

 lampes en service de mon système, dont le nombre, tant en France 

 qu'à l'étranger, dépasse actuellement quatre cents. 



» En France, une circulaire du Ministre des Travaux publics du 

 25 avril 4895 a recommandé l'emploi de cet appajeil, qui figure égale- 

 ment dans le Règlement anglais de 1895 du Département des Sciences 

 et des Arts, parmi les appareils indispensables pour l'enseignement de 

 l'art des mines. 



» Aujourd'hui toutes les mines grisouteuses de France emploient la 

 lampe Chesneau en service courant et continu. Un assez grand nombre 

 de mines du Nord et du Pas-de-Calais, et toutes celles de l'Auvergne 

 et du Bourbonnais n'ont pas d'autre appareil grisoumélrique que cette 

 lampe. Dans les autres mines grisouteuses françaises, et notamment à 

 Saint-Etienne, ses indications sont contrôlées par des analyses de labo- 

 ratoire, principalement avec l'éprouvette Le Châtelier à limite d'inflam- 

 mabilité (2). 



» La pratique a montré que la concordance entre les observations 



(1) J'ai décrit ce nouvel alcool dans les Comptes rendus mensuels de la Société de 

 Vindustrie minérale (janvier 1894). 



(2) Décrite dans les Annales des mines, 8^ série, t. XIX. On trouvera la description 

 et l'emploi des différents appareils grisoumétriques dans les publications du 11^ Con- 

 grès international de chimie appliquée, tenu à Paris en juillet-août 1896 : L'analyse 

 de l'air des mines et la recherche du grisou, par G. Chesneau. 



1898. PROC.-VEKB. SÉANCES SPÉCIALES. S 



M 15° centigrades) . . . . 

 « Azotate de cuivre cristallisé pur 

 » Liqueur des Hollandais . . . 



1 litre. 



1 gramme. 

 1 gramme. 



