66 



PROCÉS-VERBAUX DES SÉANCES 



de la lampe Chesneau et les analyses de laboratoire est aussi constante 

 dans l'emploi courant que dans les expériences dont j'ai rendu compte 

 dans la précédente note. Cette concordance montre que l'emploi de cet 

 appareil suffit à la rigueur en pratique comme outillage gaisoumétrique 

 dans les houillères; mais je suis d'avis qu'il est préférable, si l'on tient 

 à une grande précision dans le pourcentage, de contrôler de loin en 

 loin (par exemple une ou deux fois par mois) les lectures de la lampe 

 Chesneau par des analyses faites avec l'éprouvelte Le Châtelier, qui est 

 d'un maniement très simple et n'exige le montage d'aucun appareil 

 pour être prête à fonctionner; on évitera ainsi d'une façon certaine les 

 erreurs systématiques pouvant provenir soit de l'inattention des obser- 

 vateurs de la lampe, soit du défaut d'entretien de l'appareil, soit encore 

 du titrage inexact de l'alcool employé. 

 » Paris, mars 1897. 



» G. Chesneau. » 



