L'HYGROMÉTRIE 



DAlSiS LES 



OBSERVATOIRES MÉTÉOROLOGIQUES, 



PAR 



E. H. VON BAUMHAUER. 



Sous le titre de „ Instruction pouvant servir à l'établissement 

 des observatoires météorologiques", M. Regnault a publié, dans 

 les Archives des Sciences physiques de Genève, mars 1871, une 

 notice dans laquelle , indépendamment des instruments qui servent 

 à mesurer la pression atmosphérique et la température , il s'occupe 

 aussi de ceux qu'on emploie pour déterminer le degré d'humidité 

 de l'air. 



Après avoir rappelé l'insuffisance de l'hygromètre à cheveu de 

 Saussure, du psychromètre et de l'hygromètre condenseur, il 

 formule la conclusion suivante: 



„ Je pense que l'on doit renoncer à l'emploi de ces instruments 

 dans les observatoires; il est préférable de déterminer directe- 

 ment, par pesée, la quantité d'humidité qui existe dans l'air 

 pendant une période donnée de temps. Comme on connaît aussi 

 la température moyenne de l'air pendant cette période, on cal- 

 culera facilement la fraction moyenne de saturation." 



Je SUIS tout à fait d'accord avec M. Regnault , que ces instru- 

 ments, qui ne laissent pas de demander à l'observateur beaucoup 

 de temps et dé travail, tout en ne lui fournissant pas ce qu'il 



27* 



