LES OBSERVATOIRES • METEOROLOGIQUES. 



421 



presque insignifiants, et que la cause de cet insuccès doit être 

 cherchée surtout dans le mode d'observation, je pense qu'il ne 

 sera pas inutile d'appeler de nouveau l'attention des intéressés 

 sur mon hygromètre aréométrique ; cet instrument très simple me 

 paraît parfaitement propre à faire connaître l'état d'humidité de 

 l'air, sans incertitude, avec une exactitude suffisante, d'une 

 manière continue et automatique, et au prix d'un très léger 

 sacrifice de temps de la part de l'opérateur. 



La fig. 1 (Pl. YII) représente l'hygromètre, qui peut^ tre 

 construit , soit en verre , soit en métal non oxydable , par exemple 

 en laiton doré. On y voit deux tubes capillaires ouverts à leurs 

 deux extrémités, et dont l'un aa pénètre jusqu'au fond de l'aréo- 

 mètre, tandis que l'autre hh débouche à sa partie supérieure. 

 La tige déliée ce, qui surmonte la boule de l'aréomètre, est 

 pourvue d'une petite capsule m destinée à recevoir des poids. 

 A la partie supérieure de cette tige se trouve fixé un petit 

 carré de papier noir n percé d'un trou. Inférieurement l'aréomètre 

 se termine par un crochet auquel on peut suspendre une am- 

 poule à mercure. Lors de la construction de l'instrument, avant 

 de le fermer, on l'a rempli, jusqu'à la hauteur oo , de fragments 

 de pierre ponce de la grosseur d'un pois, préalablement lavés à 

 l'acide, calcinés et débarrassés de la poussière qui s'y trouve 

 mêlée. Quand l'appareil doit entrer en fonction , cette ponce est 

 imbibée d'acide sulfurique concentré, de la manière qui sera 

 indiquée plus loin. 



L'hygromètre se place dans un vase de verre (Fig. 2) rempli d'huile 

 d'olive pure (on pourrait peut-être aussi se servir d'huile de 

 pétrole de bonne qualité, dépouillée, par une longue exposition 

 à une chaleur de 100^, de tous les produits volatils à cette 

 température). L'instrument flottant dans l'huile , on le règle , au 

 moyen de poids mis dans la capsule m de façon qu'il affleure à 

 un point fixe g au commencement de l'expérience. 



Les tubes aa et hb sont recouverts de petites cloches de verre A 

 et B qui plongent dans l'huile et les isolent ainsi du contact direct 

 de l'air extérieur. La cloche A communique, par l'intermédiaire 



