422 



E. H. VON BAUMHAUER. l'hYGROMÉTRIE DANS 



d'un tube de caoutchouc ou de plomb, avec l'endroit dont on 

 veut étudier l'air, endroit qui peut être très éloigné du cabinet 

 de l'observateur, où se trouve l'appareil. La cloche B est reliée, 

 également par un tube de caoutchouc ou de plomb , à un aspirateur 

 constant, pour lequel on connaît d'une manière certaine la 

 quantité d'air aspirée en un temps donné. Aujourd'hui, que dans 

 la plupart des observatoires on dispose d'une conduite d'eau, la 

 construction d'un pareil aspirateur constant ne présente aucune 

 difficulté. En introduisant dans le circuit un bon compteur à 

 gaz, à enregistrement automatique, avec indication simultanée 

 du temps écoulé, on aura exactement le volume d'air qui a 

 traversé l'appareil. L'hygromètre aréométrique enregistreur doit 

 marquer la quantité de vapeur d'eau contenue dans cet air. 

 Voici comment cette condition est remplie. 



L'air arrive à la cloche A, pénètre par le tube aa dans 

 l'aréomètre, j traverse la colonne de ponce imbibée d'acide 

 sulfurique, à laquelle il cède son humidité, et se rend enfin, à 

 travers le tube bb et la cloche au compteur, où il est mesuré. 

 Par l'effet de l'augmentation de poids due à l'absorption de 

 l'humidité, l'aréomètre s'enfonce davantage dans le liquide. La 

 quantité dont il descend ainsi peut être inscrite photographique- 

 ment, considérablement amplifiée, sur un papier sensible déplacé 

 par un mouvement d'horlogerie. 



Ce résultat sera obtenu très simplement à l'aide de la disposition 

 suivante (Fig. 3.). A une certaine distance de l'appareil on place une 

 source lumineuse M dont les rayons, rendus parallèles, viennent 

 frapper le papier noir 71 percé de l'ouverture u. De l'autre côté de 

 l'appareil, et plus ou moins éloigné, se trouve un écran noir PP présen- 

 tant une fente perpendiculaire étroite , sur laquelle tombe le rayon 

 lumineux que l'ouverture u a laissé passer. Derrière cette fente glisse 

 le papier sensibilisé z-z , qui est renfermé dans une petite caisse. 



Il est clair qu'on peut amplifier à volonté les indications de l'appa- 

 reil : l°en faisant croître le volume d'air aspiré dans l'unité de temps; 

 2" en donnant aux tubes aa et bb et à la tige ce de l'aréomètre 

 une section plus petite , relativement au reste de l'appareil ; 3" en 



