LES OBSERVATOIRES MÉTÉOROLOGIQUES. 



423 



augmentant la distance entre le papier sensible et l'ouverture u. 



Dans ma première communication j'avais recommandé d'employer 

 comme matière absorbante le chlorure de calcium granulé. Mais 

 alors, pour remplir et vider l'aréomètre, il faut pouvoir l'ouvrir 

 par en bas. En se servant de pierre ponce et d'acide sulfurique, 

 cela n'est plus nécessaire: rien de plus facile que d'opérer le 

 chargement et le déchargement sans sortir l'aréomètre du bain d'huile. 



Pour cela, après avoir enlevé les cloches ^4 et 5, on soulève 

 légèrement l'aréomètre, au moyen d'une fourchette engagée sous 

 la capsule m , et on adapte à l'extrémité des tubes aa et bb des 

 tubes de plomb d'un diamètre convenable. Par le tube aa on 

 aspire d'abord l'acide sulfurique affaibli qui s'est rassemblé au 

 fond de l'aréomètre , puis , par une nouvelle aspiration , après avoir 

 introduit dans de l'acide sulfurique concentré le tube de plomb commu- 

 niquant avec bb , on remplit l'aréomètre de cet acide dans toute la 

 hauteur occupée par la pierre ponce. On aspire alors par aa le liquide 

 ainsi introduit, et si on répète cette opération encore une fois, 

 et qu'on se débarrasse par aspiration de l'acide en excès, l'ap- 

 pareil est de nouveau prêt à servir. Pour peu qu'on ait l'habi- 

 tude de cette manipulation , on l'accomplira en moins de temps 

 qu'il n'en faut pour la décrire. 



Il va sans dire que la durée pendant laquelle l'appareil pourra 

 fonctionner, sans qu'on ait à renouveler la charge d'acide sul- 

 furique , dépendra du volume et des conditions hygrométriques de 

 l'air qui l'aura traversé. En tout état de cause, il pourra être 

 construit de façon à marcher pendant une couple de jours sans 

 qu'on ait à y toucher. En outre, lorsque l'acide est encore apte 

 à absorber de l'eau, mais que l'aréomètre s'est trop enfoncé dans 

 le liquide pour marquer convenablement, on a le moyen de lui 

 restituer sa marche normale en ôtant des poids de la capsule m. 

 Le poids ainsi enlevé est naturellement égal à celui de l'eau 

 condensée par l'acide sulfurique. Comme toutes les observations 

 se font avec le même appareil, dont le volume reste invariable, 

 les dimensions, qui sur le papier sensible correspondent aux 

 grammes, décigrammes, centigrammes et milligrammes d'eau 



