JOUîlî^AI. m MICROGRAPHIE ' 155 



facilement poqr le praticien constriicteur, mais elle n'est pas aussi bien 

 comprise de la mqjoritq des personnes qui s'intéressent à ces impor- 

 tantes innovations. 



L'étude constante que, pendant un an environ, j'ai faite de ces nou- 

 veaux objectifs, m'oblige à faire connaître ici le motif de ce retard 

 apparent et à le justifier on même temps. 



Ventreprise très louable d'Abbe et Schott, aidée dès le principe par 

 la maison Zeiss d'Iéna et subventionnée financièrement par le Gouver- 

 nement allemand, avait pour but d'étudier des verres de nouvelle com- 

 position chimique qui permissent d'exclure le spectre secondaire des 

 objectifs achromatiques; elle fut heureusement terminée en 1886 et 

 aboutit à la fondation d'un établissement pour la fabrication de ces 

 verres et d'autres, pour l'optique. 



C'est alors que parurent les premiers apochromatiques de la maison 

 Zeiss, et tant du catalogue de cette maison que de celui de l'Etablisse- 

 ment Schott et Gen., il résultait d'une manière indubitable que ces apr 

 chromatiques étaient construits exclusivement avec les nouveaux verres, 

 combinés à d'autres de composition déjà connue et qui convenaient 

 mieux pour cet objet. 



D'après un premier examen de ces verres, ils parurent présenter 

 les qualités voulues pour les objectifs apochromatiques, mais, dans la 

 pratique, ceux précisément qui monirent le plus d'avantages au point 

 de vue optique, offrent des difficultés de construction insurmontables ou 

 une complication de travail telle que le résultat peut être compromis; 

 d'uq autre côté, beaucoup ne présentent pas une résistance suffisante 

 pour permettre un usage prolongé. — La partie la plus importante, et 

 essentiele dans la construction des apochropiatiques, est, à la place 

 de ces verres, fournie par une matière qu'on n'a pas réussi jusqu'à 

 présent à préparer artificiellement, c'est précisément le spath-fluor ou 

 fluorine, en cristaux parfaitement transparents. Les auteurs de cette 

 innovation ont gardé le silence à ce sujet, et il est naturel que les autres 

 opticiens devaient d'abord s'épuiser à étudier les verres présentés 

 comme suffisants et supposés tels, avant d'en venir, à la suite d'insuc- 

 cès, à rechercher et à trouver, par une induction particulière ou par 

 l'analyse spectroscopiqqe et microchimique appliquée aux objectifs ori- 

 ginaux de Zeiss, la véritable pierre des sages. 



De tels essais sont toujours accompagnés de grandes difficultés, 

 nécessitent de nombreuses expériences et une grande persévérance, 

 chacun devant agir par soi-même et refaire toutes les mêmes études que 

 les inventeurs. Si, de ce côté, il y avait à sacrifier beaucoup de temps, 

 il n'y a pas un embarras moindre lorsqu'il s'agit de se procurer la fluo- 

 rine propre à ce travail. Les cristaux de spath-fluor parfaitement trans- 

 parents et incolores, en même temps que d'une homogénéité absolue, 

 sont assez rares et leur prj^f: pst à présent devenu extraordinairement 

 élevé. 



