42 



JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



considérations géologiques que suscite cette élude. Nous sommes, à' ce sujet, 

 obligé de renvoyer nos lecteurs à l'intéressant mémoire de 31. Renard ; Tappli- 

 cation du microscope à l'analyse des minéraux est encore assez récente, en 

 France du moins; mais en lisant le Iravc-il dont nous venons de faire une analyse 

 très-incomplète, on ne peut s'empêcher de penser que cette branche nouvelle de 

 la micrographie ne tardera pas à devenir aussi importante et aussi féconde que 

 ses aînées. 



D"- J. P. 



Objectif 1/6 (!e pouce (duplex) de R. B. Toiles 



Nous avons reçu tout récemment de M. R.-B. Toiles, de Boston, un objectif 

 4/6 de pouce (dMjo/^x), de 180° d'ouverture, dans l'air. Le nom du célèbre cons- 

 tructeur américain est trop universellement connu aujourd'hui pour que nous ne 

 croyons pas devoir faire mention ici de ce magnifique instrument, et sinon en 

 donner une description complète et technique, ce qui ne serait intéressant que 

 pour les opticiens de profession, au moins exposer brièvement les résultats qu'il 

 nous a fournis et proclamer notre opinion sur sa valeur. 



Cet objectif est à immersion, mais peut aussi être employé à sec en remontant 

 la correction jusque dans le voisinage du zéro de collier. La correction peut 

 donner 2 tours 2/3, par un mouvement d'une douceur extrême, mais non trop 

 mou, ce qui lui ferait perdre de sa précision. Le collier est divisé en 12 parties, 

 et chaque partie en deux moitiés ; il n'y a d'ailleurs, pas plus que dans les ob- 

 jectifs de Powell et Lealand, d'Hartnack et Prazmowski ni de Zeiss,de pièce ver- 

 ticale, montant et descendant dans une rainure pour former un index mobile sur 

 le tube de la monture, pas de trait Couvert ni Découvert. La correction s'opère par 

 le mouvement solidaire des deux dernières lentilles. 



L'objectif est ù 4 lentilles ; c'esl-ii-dire que la lentille frontale est double, d'où 

 le nom de duplex donné au système par le constructeur. 



Le travail matériel est parfait et présente un grand cachet de solidité sans 

 lourdeur. Le fiiii de la main-d'œuvre est égal à celui du fameux 1/8 de Powell et 

 Lealand ou des plus beaux 1/10 de Hartnack et Prazmowski. 



Quant- aux résultats optiques, ils sont superbes, et absolument de nature à 

 nous confirmer dans notre opinion sur l'importance d'un grand angle d'ouver- 

 ture, même et surlout pour les observations d'histologie. 



Nous avons essayé l'objectif avec la lumière des jours nébuleux qui régnent 

 depuis quelque temps h Pans, et avec celle d'une lampe modérateur à huile, et 

 encore (faute de temps) sans aucune espèce de condensateur, mais avec un simple 

 éclairage central ou oblique ; et nous avons ainsi résolu, avec la plus grande 

 facilite, toutes les Diatomées employées ordinairement comme test-objets. Nous 

 donnerons, dans le prochain numéro, le détail des résultats obtenus sur chacun 

 de ces tests, ce que nous n'avons pu faire aujourd'hui faute de temps et d'espace. 

 On peut employer des oculaires très-courts, C, D, E,des microscopes anglais, ce 

 t. qui corresi)ond aux 4, 5, 6, de Hartnack, sans nuire sensiblement à la netteté de la 

 définition. 



D'ailleurs, nous avons commence parexaminer des préparations histologiques, 

 travail dont les résultats nous ont enthousiasmé — et nous nous sommes servi 

 dans ce cas de l'objectif à sec. 



La définition obtenue sur toutes ces préparations de diatomées ou 'autres est 

 admirable, rachromalismc excellent, les images d'une finesse merveilleuse, le 



