72 



JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



dessus de l'autre (fig. 19, 2) quand l'œil est placé de manière à recevoir les 

 images dans l'air à la partie supérieure du tube. 



Il est évident, d'après la figure 19, que la partie large du réseau donne des 

 spectres placés à une distance exactement moitié moindre, (et par conséquent ils 

 sont deux fois plus nombreux) que celle des spectres fournis par la partie serrée. Il 

 est évident, de même, qu'on pourra laire coïncider en nombre et en position 

 (comme il est requis) les premiers avec les seconds, en arrêtant dans la partie 

 large un rayon de deux en deux à commencer par le premier. 



C'est ce qu'on peut faire facilement en plaçant près de la dernière lentille de 

 l'objectif un diaphragme percé d'une fente centrale pour admettre le rayon cen- 

 tral seulement et une fente de chaque côté, de manière à ne laisser passer que 

 le second spectre de la partie large et le premier de la partie serrée du réseau (les 

 spectres sont comptés à partir du centre (fig. 20, 3). 



En replaçant l'oculaire, on verra alors 

 que l'image microscopique des lignes 

 serrées ne change pas , mais celle 

 des lignes espacées est doublée en nom- 

 bre (fig. 20, 4), par une prolongation 

 apparente entre celles-ci des lignes 

 courtes. Les images sont ainsi rendues 

 identiques; la partie supérieure du champ 

 ne présente de différence avec la partie 

 inférieure qu'en ce que les lignes y sont 

 un peu moins brillantes, à cause du plus 

 grand nombre de lignes réelles par les- 

 quelles passe la lumière. 

 De même, si l'on arrête tous les spectres excepté le 4« dans la partie large, 

 et le 2*^ dans la partie serrée (par le diaphragme 9, fig. 21) la disposition des 

 spectres est encore rendue semblable (ils coïncident en nombre et en position,) 



et les images microscopiques, quoique 

 changées, paraîtront encore identiques 

 (10, fig. 21) parce que les lignes serrées 

 seront doublées et les lignes espacées 

 quadruplées en nombre (1). 

 2^ expérience. — Cette expérience a pour 

 but de démontrer que si l'on n'admet pas 

 au moins un rayon spectral, aucun objectif 

 ne pourra résoudre les lignes. 



On emploie le même réseau (N° 1, fig. 

 19) que dans l'expérience précédente, 

 avec un diaphragme percé d'une seule 

 fente centrale, disposée parallèlement aux lignes, et n'admettant qu'un seul 



(1) Celle api)arenco ressort du principe ci-dessus ; puisque les spectres qui arrivent k 

 l'œil il travers le diapliragnie sont espacés à une distauiîe quadruple dans la partie large du 

 réseau, ils représenleiit rimage de lignes situées a une distance quatre fois plus peiite ; 

 ceux de la partie serrée étant doublés dans leur distance représentent pour l'œil l'image 

 de lii-'iies situées à des dislances deux fois plus petites. 



l>our voir distinctement cette apparence avec Tobjeclif de Zeiss(l pouce 1/5) dont se sert 

 le docteur Ahhé, il faut enipl(»yer un ocinaire. fort, 5 de Zeiss (N^ 5 de Hartnack et Praz- 

 mowski, K des opticiens anglais ) 



Tout aulrt! ob (îctif de i à pouces de foyer i-éussirait de même avec un diaphragme cou- 

 venahle. <:elui (|ui est employé avec l'objectif «a de Zeiss porte ;5 fentes larges, chacune, 

 de de j)ouce et placées entre elles a celte même distance ,V de pouce. 



Fig. '"-'0 — 3. Diaphragme à 3 tentes arrêtant 

 certaines images spectrales et rendant identiques 

 celles qui sont produites par les deux, parties du 

 réseau i . 



i. Apparence obtenue avec le diaphragme : les 

 lignes serrées sont normales, les lignes larges sont 

 doublées en nombre. 



9; 10. 



Fig. îiî'. — 9 Diaphragme supprimant tous les 

 spectres du champ n. 2 excepté lo 4" de la parliu 

 large du réseau et le 2" de la partie serrée. 



10 — Aspect produit par ce diaphragme : Ie.s 

 lignes espacées sont quadruplées cl les lignes serrées 

 sont doublé(!S. 



