JOURNAL DE MICROGRAPHIE. 



73 



Fig. 22. — 5. Diaphragme excluant tous les 

 rayons spectraux de la partie serrée du réseau 1, et 

 tous les rayons spectraux sauf deux, adjacents au 

 rayon central dans la partie large. 



6. Effet produit : les lignes larges sont seules 

 visibles, les lignes serrées sont invisibles. 



spectre de chaque côté dans la partie large du réseau, et aucune dans la partie 

 serrée (fig. 22, 5). 



En regardant dans le microscope, on voit ainsi que, par la réduction de 

 rouverlure, les lignes serrées (dont toutes les images spectrales ont été exclues) 



ont disparu et sont remplacées par une sur- 

 ^^^^ ■■ 1 I ^ I I - 1 face uniforme d'argent; les lignes espacées 

 ^^^^^^^ restent dans la condition normale, ainsi que 



J^E^T^^^ Findique la théorie. 



- 3'"« expérience. — Cette expérience a pour 



^^^^^^^V but, comme la première, de démontrer la 



^Ê^^Kf nécessité d'une ouverture angulaire suffî- 



^^^^ santé pour admettre quelques rayons spec- 



traux. — Le diaphragme porte une fente 

 centrale large seulement de 1/30 de pouce 

 (fig. 23, 7), ce qui suffit pour exclure les 

 rayons spectraux des lignes serrées comme 

 des lignes espacées. 



L'examen dans le microscope montre que, même pour les lignes espacées 

 à 1780 par pouce, aucun pouvoir résolvant n'est obtenu; le double réseau est 

 remplacé par une bande d'argent uniforme sans la moindre trace de lignes. 



Dans toutes ces expériences où l'on a em- 

 ployé un diaphragme percé d'une fente, on a 

 remarqué que les côtés de la fente sont 

 parallèles à la direction dés lignes; mais 

 on trouvera que si le diaphragme est tourné 

 de manière que la fente soit perpendicu- 

 laire à la direction des lignes, tous les 

 spectres seront admis, il en résultera une 

 résolution parfaite, ce qui prouve que la 

 position du diaphragme relativement aux 

 stries et non sa forme seule produit les 

 phénomènes en question. 

 L'appareil employé ordinairement pour adapter un prisme polariseur à rotation 

 au tube du microscope binoculaire est très-commode pour ajuster les diaphragmes, 

 qui doivent être placés à l'extrémité d'un petit tube, de diamètre convenable, pour 

 entrer dans l'objectif si c'est nécessaire. 



Les mêmes effets de duplication ou 'd'oblitération des lignes peuvent être pro- 

 duits sur un objet tel que le Lepisma saccharina en employant des objectifs plus 

 forts et des diaphragmes convenables. 



La limite de la visibilité est une conséquence directe de la démonstration de ce 

 fait qu'aucune résolution ne peut être obtenue à moins d'admettre au moins deux 

 rayons. Et comme l'admission d'une image secondaire ou spectrale est absolu- 

 ment dépendante de l'angle d'ouverture de l'objectif, il s'ensuit que le pouvoir 

 résolvant est fonction de l'ouverture. Cette ouverture a pour limite supérieure 

 ISO'*. Quand la limite du pouvoir résolvant avec la lumière oblique est atteinte, 

 le rayon éclairant est vu au bord extrême de la lentille postérieure avec l'image 

 spectrale au bord oppose, comme dans le champ 11, fig. 24. 



La règle donnée par le professeur Abbé pour déterminer le plus grand nombre 

 de lignes par pouce qui peut être résolu par la lumière oblique (en prenant pour 

 base une couleur donnée), indique que ce nombre est égal à deux fuis le nombre 

 des ondes lumineuses comprises dans la longueur d'un pouce multiplié par le sinus 

 de la moitié de Vangle d'ouverture. 



Fig. 23. — 7 

 rayons spectraux. 

 8. — Effet produit 



Diaphragme excluant tous les 

 ne ligne n'est visible. 



