JOURNAL DE MICROGRAPHIE. loS 



ÉTUDK SUR LES MICROSCOPES ÉTRANGERS 



{Suite) (1) 



M. Joseph Zentmayer, de Philadelphie, construit actuellement trois 

 grands modèles de microscope, le grand modèle n° 1, le « Grand-Améri- 

 cain » (fig. 29), le second grand modèle et le fameux microscope du Cen- 

 tenaire, le « Centennial, » qui a paru pour la première fois à l'Exposition 

 de Philadelphie, en 1876, et qui réalise à la fois un grand nombre de per- 

 fectionnements très-importants. 



A la suite de ces instruments, nous pouvons citer deux moyens modèles, 

 celui de l'Hôpital de l'Armée 5. Army Hospital stand) ei le nouveau 

 microscope d'étudiant {New stiident Stand); puis deux petits modèles, 

 histologique et clinique. 



En examinant le grand modèle américain (fig. 29), on voit immédiate- 

 ment qu'on a affaire à un instrument de très-grande taille ; il mesure, dans 

 la position inclinée où il est représenté, 40 centimètres de hauteur verti- 

 cale (2). Le premier exemplaire en a été construit, en 4859, pour l'Académie 

 des sciencesnalurellesde Philadelphie; il présente divers perfectionnements 

 dus à M. Zentmayer et dont le premier est la plate-forme divisée en degrés 

 qui repose sur le solide trépied formant la base du microscope. Cette 

 plate-forme, sur laquelle sont fixées les deux colonnes de bronze supportant 

 l'instrument, peut tourner dans son plan, et avec elle tout l'appareil, tan- 

 dis que la division de son limbe, gravée sur argent, passe devant un in- 

 dex tracé sur le trépied et mesure l'angle de la rotation; on voit qu'on 

 peut ainsi, en inclinant l'instrument dans l'horizontale, mesurer directe- 

 ment sur ce limbe l'angle d'ouverture des objectifs. 



Les deux piliers de bronze supportent Taxe d'inclinaison du bras courbe 

 auquel est fixée la platine et qui soutient le tube dans presque toute sa 

 longueur pour lui donner une stabilité absolue et le garantir des ébranle- 

 ments. Les mouvements lents et rapides se font comme dans les grands 

 modèles anglais et la tête de la vis micrométrique est divisée sur argent. 

 L'instrument peut encore recevoir un tube à tirage gradué. 



La platine est carrée, épaisse seulement de 3/16 de pouce (47 milli- 

 mètres), afin de permettre l'éclairage très-oblique. Elle est très-solide et 

 construite d'après le t}pe, aujourd'hui bien connu, que M. Zentmayer a créé 

 en 1859. A l'aide de deux boutons tournant sur un même axe, elle est 

 douée de mouvements rectangulaires ayant 0'"025 d'étendue et mesurés 

 par des divisions à angle droit. Un troisii me bouton, placé de l'autre côté, 

 lui imprime un mouvement diagonal. Une pièce centrale, circulaire, divi- 

 sée sur son bord argenté, peut tourner dans le plan de la platine. Elle 

 porte un système de ressorts et un arrêt pour placer l'objet dans une posi- 



(1) Voir Journal de Micrographie, T. N^s =5^ 7^ et T. II, N«s 1 et 5. 



(2) La figure 29 représenle rinstrumcnt au tiers de sa grandeur récKc. 



